— 177 — 

 IVr 575 und 576. 



Nachtrag. 



Am 14. Mal 1864 habe ich der naturf. Gesellschaft 

 den oben erwähnten neuen selbstregistrirenden Re- 

 genmesser vorgezeigt. Da damit der Beobachtungs- 

 apparat der Centralstation für einmal ah beendigt zu 

 betrachten ist, so hielt ich es für passend, die Beschrei- 

 bung dieses Instrumentes hier gleich noch beizufügen 

 Es erschien mir dies zudem um so gerathener, als mit 

 Bezugnahme auf die oben gegebene Beschreibung des 

 Windstärkemessers diese mit wenig Wörtern geschehen 

 kann. Der ganze Apparat unterscheidet sich nämlich 

 nur in 2 Punkten vom Windstärkemesser. Erstlich ist 

 an der Stelle des Zahnrades, das bei letzterm in die 

 Schraube ohne Ende der vertikalen Windflügelaxe ein- 

 greift, ein kleines oberschlächtiges Wasserrädchen mit 

 16 ungefähr 11^'^ tiefen, 38'°'" langen und 19'"'° breiten 

 Zellen angebracht, denen von oben das im Auffanggefäss 

 angesammelte Niederschlagswasser durch ein Bleirohr 

 mit Glasspitze zugeführt wird. Das Auffanggefäss wird 

 so erweitert werden, dass einer Regenmenge von 5'"°^ 

 Höhe eine Verschiebung der Zeigerspitze am Registrir- 

 apparat um 100'"'" entspricht. 



Gemäss den angestellten Untersuchungen erwiesen 

 sich die durch die Umdrehungen des Wasserrädchens 

 bewirkten Verschiebungen der Zeigerspitze innerhalb der 

 zu gewärtigenden Grenzen der Zuflussgeschwindigkeiten 

 als hinlänglich proportional mit der Menge des zuge- 

 flossenen Wassers. Zu dem Ende musste übrigens noch 

 eine weitere Modification des Apparates eintreten, näm- 

 lich ein zweiter Electromagnet angebracht werden, der 

 zugleich mit der durch den ersten bewirkten Markirung 

 und Auslösung der konischen Räder einen Haken in ein 



Bern. Mittheil. 575 



