~ 203 - 



gleichen Druck ausznhalten ; -wird sie dagegen vertikal 

 gerichtet, so wird der Druck auf die untere um das 

 Gewicht der auf ihr ruhenden Flüssigkeitssäule vermehrt. 

 Die unmittelbare praktische Ausführung dieser Idee 

 führte indessen zu einigen Schwierigkeiten. Bei einem 

 ersten Versuche nämlich wurden drei Glasröhren von 

 nahe 1™ Länge und 10 — 12™™ innerm Durchmesser ver- 

 mittelst -durchbohrter Korke zu einer Röhre von 2,9™ 

 Länge zusammengesetzt, die Enden mit Korken ver- 

 schlossen, durch welche Zinkdrähte hindurchgesteckt 

 waren, und dieselbe bis auf eine kleine übrigbleibende 

 Luftblase ganz mit Zinkvitriollösung vom specifischen 

 Gewicht 1,10 gefüllt, nachdem man sie vorher auf einer 

 nahe gleich langen Holzlatte befestigt hatte. Vermittelst 

 dieser Holzlatte war sie dann an einem Stative so ange- 

 bracht, dass sie um ihre Mitte gedreht und so nach 

 Belieben vertikal oder horizontal gestellt werden konnte. 

 An die Zinkelectroden waren ausserhalb lange Kupfer- 

 drähte angelöthet, die zunächst zu einem Gyrotropen und 

 von da weiter zu einem sehr empfindlichen Galvanometer 

 führten. Es war dies ein von Sauerwald in Berlin ver- 

 fertigter du Bois'scher Multiplikator mit 30,000 Windungen- 

 den mir Herr Professor Valentin gütigst aus der Samm- 

 lung des physiologischen Instituts lieh. An dem astati. 

 sehen Nadelpaar war oberhalb ein ganz leichtes Spiegel- 

 chen befestigt, so dass der Stand der Magnetnadeln mit 

 Fernrohr und Scale beobachtet werden konnte. Die Ent- 

 fernung der Millimeterscale vom Spiegel betrug 1300™™ ; 

 einer scheinbaren Bewegung der Scale vor dem Faden- 

 kreuz des Fernrohrs um 1 Sealentheil entsprach daher 

 eine Ablenkung der Nadel um 80". Die Zinkdrahtelec- 

 troden waren amalgamirt worden, auch vom Kork an im 

 Innern etwa 10™™ weit mit Wachs überzogen ; man erhielt 



