— 41 — 



unbedeutend abweicht. Das Mittel aus beiden Bestim- 

 mungen wird daher jedenfalls von der Wahrheit wenig 

 entfernt sein und es wurde demnach angenommen, dass 

 beim Win d st ärkemesser einer Verschiebung 

 der Spitze uml Millimeter eine Windgeschwin- 

 digkeit von 72°',51 entspreche. Zur bequemen 

 Ablesung der Windgeschwindigkeit aus den Aufzeich- 

 nungen liessen wir wieder eine Scale auf Hornpapier 

 anfertigen, deren Theilstriche um l^'^jSS von einander 

 abstanden, so dass die Windgeschwindigkeiten nach 

 Hectometern direct abgelesen und noch Decameter ge- 

 schätzt werden können. 



Was den neuen selbstregistrirenden Regenmesser 

 anbelangt, so wurde zuerst gemäss vorläufigen Beobach- 

 tungen das Auffanggefäss durch einen Aufsatz so erwei- 

 tert, dass seine Oberfläche 2665;84 Quadrat- Centimeter 

 betrug. Alsdann schüttete man aus einem getheilten 

 Glascylinder der Reihe nach 10 \ 200 etc., bis 1000 Cu- 

 bik-Centimeter Wasser oben in das Auffanggefäss und 

 liess jedesmal nach Abfluss des Wassers die Zeigerspitze 

 am Apparate ihren Stand markiren. Für 500 und für 

 1000 Cubik-Centimeter wurden je 4 Versuche angestellt 

 und dabei das Wasser das eine Mal langsamer, das 

 andere Mal schneller eingeschüttet. Die Versuche be- 

 stätigten das schon aus den Vorversuchen abgeleitete, 

 sehr günstige Resultat, dass innerhalb der vorstehenden 

 Grenzen, die in Wirklichkeit wenigstens nach oben hin 

 kaum überschritten werden, die Verschiebung der Zeiger- 

 spitze auch bei verschiedener Zuflussgeschwindigkeit der 

 Menge des eingeschütteten Wassers proportional zu setzen 

 sei und zwar so, dass im Mittel 100 Cubik-Centimetern 

 aufgefangenen Wassers eine Verschiebung des Zeigers 

 um 7°'",53 zukömmt. Mit Berücksichtigung der oben 



Bern. >iluheil. I6 5. Nr- 585. 



