— 42 — 



angegebenen Auffaugsfläche berechnet sich hieran?, daas 

 beim selbstregis triren d en Regenmesser einer 

 Verschiebung der Zeiger spitz e um je 1 Milli- 

 meter eine gefallene Regenmenge von 0,0498 

 oder mit hi nreic h en d er Gen auigkei t von0,05 

 Millimeter Höhe entspricht. Mit einem getheilten 

 Hornblatt, dessen Striche um 2^""^ von einander abstehen, 

 liest man demzufolge unmittelbar die Zehntel Millimeter 

 der Regenhöhe ab und schätzt die Hundertstel. 



Mit Anfang der zweiten Hälfte des meteorol. Jahres^ 

 d. h. vom Juni, an hat Herr Jenz er auch die Aufzeich- 

 nungen des neuen Windmessers und Regenmessers einer 

 Bearbeitung unterzogen und zwar in folgender Weise. 

 In ein Buch, das auf zwei gegenüberstehenden Seiten 

 je 8, den Hauptwindrichtungen entsprechende Columnen 

 enthält, werden für jede Stunde des Tages auf der ersten 

 Seite die Summen der vom Winde während derselben 

 zurückgelegten Wege nach Kilometer uud Hundertstel 

 Kilometer und auf der zweiten die Summen der Regen- 

 höhen in dieser Stunde nach Millimetern und Hundertstel 

 Millimeter je in die Columnen eingetragen, welche zufolge 

 den Angaben des Windrichtungsmessers dem vorherr- 

 schenden Winde in dieser Stunde entsprechen. — Auf 

 diese Weise wird meines Erachtens einer spätem zu- 

 sammenfassenden Bearbeitung der W^ind- und Regen- 

 verhältnisse Bern's der wirksamste Vorschub geleistet. 



Das ältere Registrir- Thermometer, das durch 

 Aufstellung des neuen im letzten Jahre ausser Function 

 gesetzt worden ist, beabsichtigte ich zunächst zur Con- 

 struction eines selbstregis trirenden Psychrome- 

 ters in Vßrbindung mit dem andern zu benutzen. Die 

 Möglichkeit nämlich, die thermometrische Spirale des 

 erstem unbeschadet ihrer Beweglichkeit, wenigstens in 



