— 44 — 



übrigen Hygrometern allein das Saussnre'sche Haar- 

 hygrometer mit Vortheil in ein Registrir-Instrument 

 umgewandelt werden können. Durch Vergleichung der 

 Angaben eines vorzüglichen Instrumentes der Art, das 

 ich aus der mechanischen Werkstätte von E. Schwerd 

 in Genf bezogen habe, mit einem Psychometer fand ich 

 nämlich, dass dasselbe unmittelbar die relative Feuchtig- 

 keit mit einer mittlem Abweichung von dt 2^/2 Procent 

 von der aus den Psychometerablesungen berechneten 

 angibt. — Demgemäss gab ich diese beabsichtigte Ver- 

 wendung des altern Registrir- Thermometers auf und 

 Hess dasselbe gegen Ende November zufolge den im 

 Anhang mitgetheilten Vorversuchen in der Nähe des 

 neuen so aufstellen, dass dasselbe der Strahlung gegen 

 den Himmel und die Sonne frei ausgesetzt ist und nur 

 durch ein aus Glasplatten zusammengesetztes Gehäuse 

 gegen Regen und Schnee, sowie gegen die Wirkung 

 des Windes geschützt wird. Bei dieser Aufstellungsart 

 sind die Angaben dieses Instruments in Verbindung mit 

 denen des beschatteten und gegen Strahlung geschützten 

 Thermometers, wie im Anhang gezeigt wird, geeignet, 

 annähernd die Bewö.lkung des Himmels bestimmen 

 zu können. Es liegt dabei nicht in meiner Absicht, eine 

 fortlaufende Bearbeitung dieser letztern Aufzeichnungen 

 zur Ableitung der genauem mittlem Bewölkung u. s. f. 

 zu provociren, sondern bloss die Centralstation in die 

 Lage zu versetzen, in ausserordentlichen Fällen auch 



vermindern. Herr Hassler, Chef der eidgen. Telegraplien-Weiks(ätte, 

 lässt gegenwärtig auf meinen Ratli hin ein solches Instrument ausfüh- 

 ren. Ebenso wird die Bearbeitung bedeutend erleichtert werden, wenn 

 es möglich sein wird, die Scalen für die einzelnen Instrumente unmit- 

 telbar auf dem Papier durch eine Liniatur aufzutragen und endlich 

 auch beiderseits am Rande besondere Stundenpunkte markiren zu lassen. 



