- 49 ~ 



Entgegengesetzte eintieten, d. h. wegen unbehinderter 

 Strahlung gegen den kalten Weltraum bei klarem Him- 

 mel wird das freie Thermometer eine niedrigere Tem- 

 peratur anzeigen als das geschützte und zwar wird die 

 Differenz um so grösser ausfallen, je wolkenloser der 

 Himmel ist. (Jm zu entscheiden, inwiefern diese Idee 

 praktisch verwendbar sei, wurde das ältere Registrir- 

 Thermometer auf der Sternwarte so aufgestellt, dass seine 

 Spirale frei nach Süden gerichtet war und nur durch 

 eine Glasplatte darüber gegen Regen geschützt wurde. 

 Vom 29. Sept. bis zum 18. Oktober schaltete ich es dann 

 in den Schliessungskreis der altern Registriruhr ein und 

 verglich hernach seine Aufzeichnungen während dieser 

 Zeit mit denen des beschatteten Registrir-Thermometers, 

 sowie mit den zu den 3 Terminen, 7, 1 und 9 Uhr, 

 regelmässig angestellten Beobachtungen über die Be- 

 wölkung und den Registrirungen des Windmessers. Diese 

 Vergleichung ergab folgende Resultate. Wenn der Him- 

 mel den ganzen Tag bewölkt blieb, so stieg die Tempe- 

 ratur des freien Thermometers um die Mittagszeit bloss 

 um 1^,5 bis 3^,5 über die des beschatteten Thermometers 

 und war während der Nacht genau gleich. An ganz 

 hellen und windstillen Tagen dagegen erhob sich die 

 Temperatur des freien Thermometers mit Sonnenaufgang 

 sehr rasch über die des beschatteten und stand um die 

 Mittagszeit regelmässig um 13 — 15° höher; mit Sonnen- 

 untergang aber sank sie sofort unter die des beschatteten, 

 so dass die Differenz in der Nacht und am Morgen vor 

 Sonnenaufgang wiederholt 2 ° betrug. Wehte dagegen 

 bei hellem Himmel ein massig starker Wind (während 

 der ganzen Zeit war die Windrichtung eine nordöstliclie), 

 so betrug die Differenz beider Thermometer zur Mittags- 

 zeit nur 9 — 10°. An Tagen mit theiiweiser und veränder- 

 B.rn. >litliicil. 1865. • Nr. 586. 



