— 65 — 



Bemühungen hauptsächlich auch darauf gerichtet waren, 

 den Gang der verschiedenen Uhren auf der »Sternwarte 

 zu controliren. Aus dieser Untersuchung geht hervor, 

 dass die Sternuhr von Vulliamy trotz Reinigung 

 und verbesserter Aufstellung einen so ungleichmässigen 

 Gang zeigt, dass sie nicht als astronomische Normaluhr 

 zu benutzen ist. Diese Unregelmässigkeiten mögen wohl 

 zum Theil auf der mangelhaften Construction des Com- 

 pensationspendels beruhen. Es ist dies nämlich ein Holz- 

 Zink-Pendel, bei welchem, wenn auch die Feuchtigkeit 

 auf das gut gefirnisste Holz keinen Einfluss mehr haben 

 sollte, doch die so sehr verschiedene Wärme-Leitungs- 

 fähigkeit von Holz und Zink bei raschen Temperatur- 

 Aenderungen zu Störungen, d. b. vorübergehenden Ver- 

 längerungen oder Verkürzungen des Pendels Veranlas- 

 sung geben kann. Jedenfalls hat aber auch eine Ab- 

 nutzung des Uhrwerks stattgefunden, indem die Uhr 

 öfters, ohne dass ein eigentliches Hinderniss entdeckt 

 werden konnte, stehen blieb. Genauere absolute Zeit- 

 bestimmungen mit Berücksichtigung der Jnstrumental- 

 Fehler, Bestimmungen der Rectascension von Gestirnen 

 u. s. f. wären unter solchen Umständen illusorisch ge- 

 wesen und wurden daher unterlassen. Herr Jenzer be- 

 gnügte sich mit einer Genauigkeit der Zeitbestimmungen, 

 wie sie zur Regulirung der beiden Registrir-Uhren für 

 die meteorologischen Instrumente nothwendig war. Das 

 Box-Chronometer von Perregaux in Locle erwies sich 

 als ziemlich bedeutend übercompensirt. 



II. Magnetische Beobachtungen. 



Im Oktober 1863 wurde versuchsweise im Keller 

 des Neubaus der Sternwarte ein Instrument zur Beob- 

 achtung der Variationen der De clination aufgestellt. 

 Bern. Mittheil. 1865. Nr. 588. 



