— 66 — 



Dasselbe bestand einfach aus einem circa V2 Kilogramm 

 wiegenden Magnetstab, der vermittelst eines Bündels 

 paralleler Coconfaden an der Decke aufgehängt und mit 

 einem belegten Planparallelspiegel von St ein heil in 

 München versehen war. Eine Millimeterscala sammt 

 einem circa 60 Male vergrössernden astronomischen Ab- 

 lesefernrohr (ebenfalls von Stein heil) darüber wurde 

 in einer solchen Entfernung vom Spiegel aufgestellt, 

 dass einer scheinbaren Bewegung der gespiegelten Scale 

 vor dem Fadenkreuz des Fernrohrs um einen Sealen- 

 theil eine Winkeldrehung des Magnetstabs um 1 Minute 

 entsprach; die Zehntel eines Scalentheils resp. einer Mi- 

 nute konnten noch ganz sicher geschätzt werden. Gegen 

 Luftzug ward der Magnetstab durch einen umgebenden 

 Holzkasten geschützt, der oben bloss eine circa 1 Cen- 

 timeter grosse Oeffnung zum Hindurchlassen des Auf- 

 hängefadens und gegen das Fernrohr hin eine grössere 

 mit einer Spiegelglasplatte verschlossene Oefinung zur 

 Ablesung der Scale im Spiegel hatte. Behufs Reduction 

 der Ablesungen an diesem Variationsinstrument auf ab- 

 solute Werthe der Declination wurden am 23. Oktober 

 Nachmitsags gleichzeitige Beobachtungen an demselben 

 und am magnetischen Theodolithen in der bisherigen 

 Weise gemacht. Zn dem Ende war auf der grossen 

 Schanze in einiger Entfernung vom Hügel der Sternwarte 

 und damit überhaupt in grösserer Entfernung von Woh- 

 nungen oder sonstigen Eisen enthaltenden Gegenständen 

 vorher ein Punkt ermittelt und durch eine in den Boden 

 eingelassene Steinplatte fixirt worden, der genau im 

 astronomischen Meridian der Sternwarte gelegen war; 

 daselbst wurde dann der magnet. Theodolith auf einem 

 hölzernen Tische aufgestellt und der Winkel zwischen 

 der magnet. Axe des Magneten und der Richtung nach 



