— 71 — 



aufzuschraubenden Gehäuse wurde dann der Träger mit 

 Magnet und mit oder ohne King so an einem ungefähr 

 75 Centimeter langen Coconfaden aufgehangen , dass 

 man mit dem excentrischen Fernrohr in seinem Spiegel 

 das reflectirte Fadenbild beobachten konnte. Eine Vor- 

 untersuchung ergab, dass die mit dieser abgeänderten 

 Vorrichtung unmittelbar gemessenen Schwingungsdauern 

 weder einer Reduction auf unendlich kleine Amplituden 

 (die Amplituden betrugen im Max. circa 40', noch einer 

 solchen auf eine Bewegung ohne Hindernisse bedurften 

 und dass auch der Einfluss der Torsion des Aufhänge- 

 fadens ganz zu vernachlässigen war. Im Uebrigen wur- 

 den die Schwingungsdauern wie früher mit Hülfe des 

 Chronographen bestimmt. 



Im October 1863 wurden mehrere angefangene Be- 

 obachtungen zur Ermittlung der Intensität auf der Terrasse 

 durch die Ungunst der Witterung vereitelt, dagegen haben 

 wir einige vollständige Bestimmungen vom Juni 1864. 



Zunächst war eine neue Bestimmung des Trägheits- 

 moments des Magnetstabs mit seinem Träger nothwendig. 

 Die Messung der Zeit für durchschnittlich je 100 Schwin- 

 gungen, ergab für die Schwingungsdauer ohne Ring die 

 beiden Werthe: 3^7446 und 3^,7426 uncorrigirter Stern- 

 uhrzeit ; also im Mittel : 



Ta=r 3^7436. 



Nach der Belastung mit dem Ring fand man ent- 

 sprechend die Werthe: 8^,4164 und 8^,3887; also im 

 Mittel : 



Tb = 8 «,4026 



Nun ergab eine Wägung mit einem neuen von den 

 Herren Mechanikern Hermann und St u der gelieferten 

 Argentan- Gewichtssatz des plysikalischen Kabinets für 



