— 228 — 

 Ingenieur A. Gressly von Solothurn. 



Differenziallieber (Wasserstandsmesser). 



(Spezialbericht zu Fig. 6 und 7, Taf. II, mit besonderer Darstellung 

 auf Taf. IV.} 



Zur Beobachtung der Wasserstände von Flüssen und 

 Seen, sowie von Brunnschächten, Bohrlöchern unter 30' 

 Tiefe fehlt es bis jetzt noch immer an zweckmässigen 

 Instrumenten. 



Bei offenen Gewässern bedient man sich des gewöhn- 

 Jichen Pegels. Um genauere Ablesungen machen zu kön- 

 nen, muss man sich aber immer in unmittelbare Nähe 

 des Wasserspiegels begeben. Je nach der Uferbeschaf- 

 fenheit und dem Grad der Unruhe des Wasserspiegels 

 wird dieses Ablesen oft sehr schwierig , zur Nachtzeit 

 sogar unmöglich, indem man meistens nicht im Stande 

 ist, die Pegelscale genügend zu beleuchten. Aus gleichem 

 Grunde ist auch das unmittelbare Ablesen des Wasser- 

 standes in Brunnschächten, Soodbrunnenj Bohrlöchern etc. 

 ganz unmöglich. 



Die im Wasser stehenden Pegel haben auch noch 

 den grossen Nachtheil, dass sie der Verschlammung sehr 

 ausgesetzt sind und dass die Farbe nach 12 bis 15 Mo- 

 naten in der Nähe des gewöhnlichen Wasserspiegels trotz 

 aller Vorsichtsmassregeln zerstört wird. Man hat schon 

 auf verschiedenen Wegen diesen Uebelständen abzuhel- 

 fen versucht, besonders durch Schwimmer, welche einen 

 Zeiger an einer Pegelscale mit dem Wasserspiegel auf- 

 und abschieben. Auch hat man an den Meerhäfen Wasser- 

 .standsmesser angebracht , w^elche mittelst mechanischer 



