— 230 — 



gesetzen. Ein ungleichschenklicher Heber wird so mit ver- 

 schieden schweren Flüssigkeiten gefüllt, dass die schwe- 

 rere im kürzern Heberschenkel Platz nimmt 



Wenn nun die Spiegel der beiden Flüssigkeiten in 

 verschiedener Höhe sind, so wird die tieferliegende die 

 andere nach sich ziehen ; sobald aber jene höherliegende 

 welche zugleich die schwerere ist, soweit aufgestiegen ist, 

 dass ihr Gewicht der zwar höhern, aber spezifisch leich- 

 tern Säule, der andern Flüssigkeit entspricht, so wird ein 

 Gleichgewichtszustand hervorgerufen und die Bewegung 

 der Flüssigkeiten wird aufhören. 



Für unsern Fall bedient man sich des Quecksilbers 

 und Fluss- oder Seewassers. 



Von einer unter dem tiefsten Wasserstande gelege- 

 nen Stelle aus führt eine beliebig gebogene Bleiröhre 

 nach dem Ort, wo man die Ablesung zu machen wünscht. 

 Die Ablesungsstelle darf aber nicht höher über dem nie- 

 drigsten Wasserstand liegen, als eine Athmosphäre, in 

 W^assersäule ausgedrückt, beträgt. 



Das eigentliche Instrument besteht der Hauptsache 

 nach nur aus einem mit vorbeschriebener Bleiröhre ver- 

 bundenen , abwärts gebogenen Glasrohr von circa 30" 

 Länge, welches unten in ein Quecksilbergefäss eintaucht. 

 Wie die nähere Beschreibung des Apparates und seiner 

 Funktionen zeigen wird, steigt das Quecksilber in dieser 

 Glasröhre bis zu einem bestimmten Punkte in die Höhe 

 und steigt und fällt im entgegengesetzten Sinn und ver- 

 kleinerten Massstabe mit dem Wasserspiegel, indem das 

 Gleichgewicht Stetsfort durch die Schwere der auf- und 

 absteigenden Quecksilbersäule erhalten wird. 



