— 232 — 



nung bei c muss aber so gross sein, dass neben dem 

 niederfliessenden Wasser die Luft in das Gefäss d ent- 

 weichen kann. Durch Wiederholen dieser Operationen 

 wird man bald das ganze System mit Wasser füllen. 

 Selbstverständlich wird die Heberwirkung schon nach dem 

 ersten Wassereingiessen beginnen und das Quecksilber 

 steigt in dem Glasrohr in die Höhe. Nachdem das ganze 

 System so gefüllt ist, wird die Quecksilbersäule eine ge- 

 wisse Höhe , die dem jeweiligen Wasserstande und dem 

 Abstand der Flüssigkeitsoberflächen entspricht, angenom- 

 men haben. Kennt man den momentanen Wasserstand, 

 so kann man nun auch leicht die Scale anbringen, die- 

 selbe erhält ein für allemal die gleiche Einlheilung bedingt 

 durch das sich nahezu gleichbleibende Verhältniss der spe- 

 zifischen Gewichte von Flusswasser und Quecksilber. 

 Der Nullpunkt muss dem augenblicklichen Wasserspiegel 

 w entsprechend, zugleich in die richtige Lage zum Queck- 

 silberspiegel q zu liegen kommen. 



Da an den Wänden der Röhre von Anfang noch Luft 

 haftet, welche sich in kleinen Bläschen ablösst und in das 

 Gefäss d aufsteigt, so wird nach ein oder zwei Tagen 

 ein Nachfüllen dieses Gefässes nöthig werden; überhaupt 

 wird es gut sein , von Zeit zu Zeit das Wasser in dem 

 Apparate zu wechseln, was ohne jede Schwierigkeit ge- 

 schehen kann. Durch geringe Zusätze von Alkohol wird 

 ohne Zweifel das Wasser länger frisch erhalten. Hier- 

 über sind noch Versuche anzustellen. 



Andeutungen, wie obiges Instrument in ein selbstregistriren- 

 des umgeändert werden kann. 



(s. Taf. IV.) 



Um dieses Instrument zu einem selbstregistrirenden 

 umzugestalten, hat man ganz einfach die Quecksilber- 



