— 240 - 



Die Ausschläge der Galvanometernadel, die der Er- 

 stere beim abwechselnden Einblassen von trockener und 

 feuchter Luft beobachtete, waren nämlich gerade ent- 

 gegengesetzt denen, die Herr Tyndall unter gleichen Um- 

 ständen wahrnahm, so dass sie einer durch die Feuch- 

 tigkeit verminderten Absorption der Luft entsprochen 

 hätten. Herr Magnus hielt daher auch an seiner früher 

 ausgesprochenen Ansicht fest, dass zwischen der Ab- 

 sorption durch trockene und durch feuchte Luft kein 

 Unterschied bestehe und suchte den Grund der entgegen- 

 gesetzten Wirkung in der von ihm neuerdings noch ge- 

 nauer festgestellten Thatsache *), dass alle Substanzen 

 sich erwärmen, wenn Luft zu ihnen gelangt, die feuchter 

 ist als die, welche sie umgab, und dass sie erkalten, wenn 

 sie von Luft getroffen werden, die weniger Feuchtigkeit 

 enthält als die, in der sie sich befinden. Da also in Ver- 

 suchen nach der Tyndall'schen Methode der Hauptwider- 

 spruch liegt, so habe ich zunächst ebenfalls nach dieser 

 Beobachtungen angestellt. 



1. Versuche nach der Tyndall'schen Methode. 



Der Apparat, dessen ich mich bei diesem Theil der 

 Untersuchungen bediente , unterscheidet sich nur wenig 

 von dem des Herrn Tyndall ohne Steinsalzplatten. Er 

 besteht aus einer Thermokette von 50 Wismuth-Antimon- 

 Elementen, welche in einen Messing-Cylinder von 2*^'"' 

 Durchmesser gefasst und beiderseits mit konischen Re- 

 flectoren versehen sind, deren Länge l^'^"' beträgt, w^äh- 

 reud die äussere Oeffnung einen Durchmesser von 6,5*^™ 

 hat. Auf ihrem Fusse ist sie in der Höhe verstellbar 

 und um eine horizontale und vertikale Axe zu drehen. 



Pogg. Ann. Bd. 121, S. 174. 



