— 241 — 



Ihre Löthstellen sind selbstverständlich niögh'chst gleich- 

 förmig mit Russ überzogen worden. Die Pole dieser 

 Thermokette stehen durch Leitungsdräthe zunächst mit 

 einem Gyrotropen und weiterhin dann mit einem Meyer- 

 stein'schen Electro-Galvanometer in Verbindung. Dasselbe 

 weicht von dem im 114. Bande, S. 132 von Poggendorff's 

 Annalen beschriebenen Instrumente insofern ab, als Herr 

 Meyerstein meinem Wunsche zufolge die zwei Hiilfsmag- 

 nete unterhalb der den Multiplikator tragenden Holzplatte 

 angebracht hat (zu welchem Ende die Füsse der letztere 

 bedeutend verlängert wurden) und der Magnet mit Spie- 

 gel nunmehr an einem 60 ^°^ langen Coconfaden hängt, 

 der am obern Ende einer, von einem Kupferbügel ge- 

 tragenen Glasröhre befestigt ist. Ausser dem Multiplikator 

 mit vielen Windungen eines dünnen Drahts ist dem In- 

 strumente auch noch ein solcher mit bloss zweimal 150 

 Windungen eines 1,5 ""' dicken Drahts beigegeben, der 

 bei den folgenden Versuchen benutzt wurde. Endlich 

 hat Herr Meyerstein zur leichtern Erzielung genügender 

 Astasie oberhalb des Multiplikators am Spiegelrähmchen 

 einen Halter für einen zweiten Magneten angebracht. 

 Dieser wurde im vorliegenden Falle ebenfalls benutzt, 

 wobei man dann den grössern der Hülfsmagnete ent- 

 behren konnte. Durch Annähern des kleinen Hülfsmag- 

 neten wurde bei den einen Versuchen die Astasie bis zu 

 einer Schwingungsdauer des Magnetsystems (ohne Däm- 

 pfer) von 25 Secunden, bei den andern bis zu einer 

 solchen von 50 Secunden getrieben. Durch den dicken 

 Kupferrahmen, auf welchem der Draht des Multiplikators 

 gewickelt ist, werden die Schwingungen der Magnete sehr 

 rasch gedämpft. Die Beobachtungen endlfch der Ablen- 

 kungen der Magnete erfolgten entw^eder direkt mit Fern- 

 rohr und Millimeterscale darüber, die in 3 *" Distanz vom 

 Bern. Mittheil. 1866. Nr. 610. 



