— 246 — 



der weiter geführten feuchten Luft eintreten würde, dem- 

 nach die beobachteten Ausschläge der Galvanometer- 

 Magnete nur eine Folge der niedrigem Temperatur der 

 feuchten und höhern Temperatur der trockenen Luft 

 wären. Diese gleichen Ausschläge müssten sich dann 

 aber auch ergeben, wenn man das Eintreiben von Luft 

 nach Entfernung der Wärmequellen fortsetzt^ was ja in 

 Wirklichkeit nicht der Fall ist. Um indessen auch in 

 dieser Hinsicht ganz sicher zu gehen, wurden bei einigen 

 Versuchen die Gase auf ihrem Wege von der Trocken- 

 und Feuchtigkeitsröhre zum Apparate eine längere Strecke 

 durch dünnwandige iMetallröhren geleitet, die in ein und 

 dasselbe Wasserbad eingelegt waren; es hatte dies in- 

 dessen keinerlei Veränderung in den angeführten Resul- 

 taten zur Folge. Da bei allen Versuchen der beschrie- 

 bene Apparat ganz frei auf einem Tische in der Mitte 

 des Zimmers aufgestellt war, so kann endlich auch nicht 

 an störende Reflexionen der Luftströme von seitlichen 

 Schirmen und dergleichen gedacht werden. 



Nach diesen mehr qualitativen Versuchen ging ich 

 zu eigentlichen Messungen über. 



Zweite Versuchsreihe. 



Der Apparat war zunächst genau gleich disponirt wie 

 oben angegeben worden ist, nur wurde die Luft an den 

 von der Thermokette entferntem SeitenöfFnungen der 

 Röhren in diese eingeleitet und die nähern Oeffnungen 

 mit der Luftpumpe verbunden. Durch diese Modification 

 vermied man, wie das Folgende zeigen wird, ganz den 

 störenden Einfluss von Luftströmungen gegen die Enden 

 der Thermokette. Die Beobachtung des Magnetspiegel- 

 standes erfolgte nun mit Fernrohr und Scale und zwar 

 in der Art, dass man denselben jedesmal an der Scale 



