ER 
Der Apparat besteht der Hauptsache nach aus einem 
um eine senkrechte Achse drehbaren Drahtring, dessen 
Enden mit einander vereinigt sind, so dass er einen in 
sich geschlossenen Leiter darstellt. Dieser Ring (oder die 
Spule) lässt sich mit vollständig gleichförmiger Ge- 
schwindigkeit um seiue Achse drehen und die Drahtlagen 
schneiden dabei die Kraftlinien des erdmagnetischen Fel- 
des mit einer gewissen bestimmbaren Geschwindigkeit. 
Die hiedurch im Leiter ohne Ende entstehenden Ströme 
wirken auf eine im Zentrum des Ringes hängende kleine 
Magnetkugel ein und bewirken eine Drehung derselben. 
Die elektromotorische Kraft in absoluten Einheiten 
ausgedrückt, hängt hier von den Dimensionen der Spule, der 
Geschwindigkeit der Rotation und der Horizontalkompo- 
nente des Erdmagnetismus ab. Die Stromstärke, in ab- 
soluten Einheiten gemessen, wird aus den Ablenkungen 
der Magnetkugel im Zentrum bestimmt und aus beiden 
findet sich dann leicht der Widerstand der Spule in ab- 
soluten Einheiten. 
Die Messung ist jedoch mit ausserordentlichen und 
beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten umgeben und 
verlangt eine Reihe von Korrektionen. 
1. Es ist sehr schwer, die Dimensionen der Draht- 
Spule zu bestimmen, Länge des Drahtes, Entfernung jeder 
Umwindung vom Mittelpunkt, Breite der Rolle. Draht 
und Isolirungsschichten werden beim Aufwickeln ge- 
quetscht, der Draht wird länger, die genaue Bestimmung 
der Dimensionen ist wohl das allerschwierigste. 
2. Ein Fehler in der Beurtheilung der erdmagnetischen 
Inklination um einige Minuten hat auf das Schlussresultat 
einen Einfluss von 1°/,. 
3. Eine Abweichung der Rotationsaxe um 0,2° hat 
einen Fehler von 1°/, im Gefolge. 
