- 58 — 

 l>r. Cr. Hasler, 



Automatiscli funktionirender Thermo- 

 grapli. 



Vor zwei Jahren theilte ich der Naturforschenden 

 Gesellschaft die Resultate meines Thermographen mit, 

 der vom 24. Juni bis 15. September 1880 auf dem Gipfel 

 des Faulhorn und vom 2. November 1880 bis 17. Februar 

 1881 in Murren aufgestellt war. 



Dieses Instrument erforderte zum Betriebe eine Uhr 

 und eine galvanische Batterie. Die Uhr musste alle 8 

 Tage aufgezogen werden, um stündlich durch ein Kon- 

 taktwerk den Strom der Batterie zu schliessen, welcher 

 auf den Elektromagnet des Tliermographen einwirkend, 

 die Markirung und die Fortbewegung des Papierstreifens 

 veranlasste. 



Um ein solches meteorologisches Registririnstrument 

 auf unbewohnten, während des Winters schwer zugäng- 

 lichen Punkten im Gange zu erhalten, muss eine Kraft 

 vorhanden sein, welche ohne menschliche Beihülfe den 

 Mechanismus des Apparates in Bewegung setzt. 



Ein kräftiges Uhrwerk v/ürde dazu genügen. Um 

 jedoch den Apparat während eines ganzen Jahres in Be- 

 wegung zu erhalten, müsste entweder eine bedeutende 

 Fallhöhe, z. B. ein Thurm, zur Disposition stehen, oder 

 ein kolossal schweres Fallgewicht zur Verwendung kom- 

 men. Diese Uebelstände können überwunden werden, 

 wenn man als bewegende Kraft den Wind benutzt. 



Zu diesem Zwecke habe ich ein Uhrwerk konstruirt, 

 welches mit Gewicht und Kette ohne Ende 3 Wochen 



