— 61 — 



pierstreifen nach jedesmaliger Markirung der Zahnweite 

 entsprechend vorwärts bewegt. 



Der vorstehende Mechanismus lässt sich mit verschie- 

 denen Instrumenten für Registrirung der Temperatur, des 

 Luftdruckes, der Feuchtigkeit, Windrichtung, Windstärke 

 Regenmenge etc. in Verbindung setzen. Ich habe den 

 Thermographen mit bimetallischer Spirale gewählt, dessen 

 Konstruktion Sie aus frühern Referaten kennen. 



In ein inneres Gehäuse, theils aus Holz, theils aus 

 Zinkblech, mit 2 Seiten- und einer Vorderthüre, ist das 

 Instrument eingeschlossen. Bloss im Dache befindet sich 

 eine kleine Oeffnung für die Achse des Robinson'schen 

 Schaalenkreuzes, und im Boden eine grössere für das 

 Gewicht des Uhrwerks. 



Ein äusseres hölzernes Gehäuse umgibt das vorlie- 

 gende Instrument zu besserm Schutze gegen Temperatur- 

 einflüsse. Das Gehäuse ist gegen Süden mit einer Schutz- 

 wand versehen, gegen Ost und West ist dasselbe mit 

 Jalousien und ausserdem mit Drahtgeflechten umgeben, 

 gegen Norden bloss mit einem doppelten Drahtgeflecht. 

 Im Boden des Schutzgehäuses befinden sich Oefi'nungen 

 mit Drahtgeflecht, das Ganze so eingerichtet, dass es 

 Schutz bietet und die Luftzirkulation ermöglicht. Oben 

 auf dem Dach des Gehäuses ist das Robinson'sche Schaa- 

 lenkreuz angebracht. 



Der Thermograph, zum Aufstellen bereit, sollte noch 

 vor dem einbrechenden Winter 1881 auf 1882 auf dem 

 2683 Meter hohen Gipfel des Faulhorn montirt werden, 

 wozu sich wiederum der Oberländer- Alpenklub und an der 

 Spitze dessen Präsident Herr C. Hecht bereit erklärte. 



