— 62 - 



Am 21. September 1881 wurde das Instrument mit 

 allen Zubehörden nach dem Faulhorn transportirt, wo das- 

 selbe durch Hrn. Hecht nach unzähligen Schwierigkeiten 

 am 27. September in Gang gesetzt wurde. Die vorliegende 

 Handzeichnung zeigt den etwas unterhalb des Gipfels mon- 

 tirten Apparat. Die Photographie stellt ihn mit offener 

 Vorderseite dar. Zum Schutze gegen muthwillige Beschä- 

 digungen wurde das Gehäuse mit einer Warnungstafel 

 versehen. 



Hr. Hecht erstieg das Faulhorn wieder am 17. Oktober 

 und fand leider, dass die Uhr nur 10 Tage lang funktio- 

 nirte und sich bei einer Kälte von 16° arretirt hatte. 

 Beifolgend der Papierstreifen mit der Markirung vom 

 26. September bis 6. Oktober 1881. Nachdem das Uhr- 

 werk noch besser gegen Temperatureinflüsse geschützt und 

 noch zwei Schaalen mit Chlorcalcium beigefügt waren, 

 wurde die Uhr wieder in Gang gesetzt und das Instru- 

 ment neuerdings seinem Schicksal überlassen. 



Um den Apparat in Zukunft noch vollkommener gegen 

 Temperatureinflüsse zu schützen, wurde eine weitere Ex- 

 pedition vom 6. bis 8. November 1881 unternommen, wo- 

 ran mein Uhrmacher, Fr. Uhlmann, theilnahm. Die Uhr 

 wurde vollständig demontirt und die Räderachsen statt 

 mit Oel mit Graphit eingeschmiert, weil ersteres bei 

 grosser Kälte einfriert. 



Am 11. Januar 188.' bestieg Hr. Hecht neuerdings 

 von Burglauenen aus das Faulhorn, nach siebenstündigem 

 Marsche, wovon 5 Stunden in 2 Fuss hohem Schnee zu- 

 rückgelegt werden mussteu. Er fand das Instrument leider 

 wiederum arretirt, weil sich merkwürdiger Weise, was mir 

 damals unerklärlich schien, das Pendel von der Uhr ab 

 gelöst hatte. Diessmal hatte der Apparat vom 7. Novem- 

 ber bis 1. Dezember 1881, also etwa 24 Tage, gut funk- 



