2951 Eine neue Methode, die Inklination etc. 3 



wird eine Konstruktion des Erdinduktors angegeben, welche die 

 neutrale Stellung der Drehungsaxe mittelst des Telephons oder des 

 Kapillarelektrometers erkennen lässt. Die Spule wird ferner nicht 

 hin- und zurückgewendet, sondern in eine kontinuirliche Rotation 

 versetzt, deren Geschwindigkeit nicht konstant zu sein braucht. Die 

 Beobachtungsmethode wurde geprüft an einem funktionsfähigen Mo- 

 dell des Instrumentes l , welches in Fig. 1 dargestellt ist. 



Zwei Bretter a (30 X 24 cm) und b (12 X 24 cm) sind recht- 

 winklig gegeneinander befestigt. An seiner oberen Kante trägt b 

 einen durch Charniere befestigten Holzrahmen c, dessen Innenraum 

 12 cm hoch und 20 cm breit ist. In eine schmale Seite des Rahmens 

 ist ein starker Messingstift eingesetzt, welcher durch einen kreis- 

 förmigen Schlitz eines Brettes d hindurchgeht, welches, mit a und 

 b fest verbunden, eine Seitenwand des Apparates bildet. Der Mittel- 

 punkt des kreisförmigen Schlitzes fällt mit der Axe der den Rahmen 

 tragenden Charniere zusammen, so dass der Rahmen zwischen der 

 vertikalen und horizontalen Lage bewegt und in jeder Stellung 

 mittelst einer auf dem Messingstift laufenden Flügelmutter, welche 

 auf die Aussenseite von d drückt, festgeklemmt werden kann. Die 

 nicht an der Seitenwand gleitende schmale Seite des Rahmens trägt 

 einen Theilkreis e, auf dem durch Nonien Minuten abgelesen 

 werden. Die Nonien befinden sich an einem mit dem Theilkreise 

 konzentrischen Kreise, welcher eine Libelle trägt, durch deren Ein- 

 stellung die Neigung des Rahmens gegen den Horizont ermittelt 

 wird. Im Innern des Rahmens befindet sich eine drehbare Spule, 

 deren Messingaxe durch den oberen Theil des Rahmens hindurch- 

 geführt ist, während das andere Ende der Axe in einem Lager 

 steckt, welches in dem die Charniere tragenden Stück des Rahmens 

 angebracht ist. Die Spule enthält einen aus etwa 100 Stück 

 dünnen, lackirten, weichen Eisenblechs bestehenden Kern von 10 cm 

 Länge und 6 cm Breite. Der Querschnitt des Kernes ist ein 

 Quadrat von 6 cm Seite. Die Enden der Bleche liegen in zwei 

 Brettern g und h, welche durch an das mittelste Blech angelöthete 

 Messingschrauben zusammengehalten werden. Der Eisenkern ist 

 senkrecht zu den Blechen durchbohrt und steckt auf einem Messins;- 



1 Das beschriebene Instrument ist ein Modell, welches mit Rücksicht auf 

 geringe Herstellungskosten gebaut wurde. Sollte ein derartiges Instrument als 

 Präcisionsinstrument ausgeführt werden, so wären verschiedene Veränderungen 

 nöthig, vor allem z. B. eine symmetrische Verstellung des die rotirende Spule 

 enthaltenden Rahmens. 



20* 



