4 Meyer: [296 



röhr, welches über die Axe geschoben ist, so dass der Kern sich 

 im Innern des Rahmens befindet. Die Bleche sind bewickelt mit 

 etwa 4000 Umwindungen von 0,25 mm dickem doppelt übersponne- 

 nem Kupferdraht, welcher zwei von einander getrennte Wickelungen 

 bildet, deren Enden zu vier auf den Brettern angebrachten Klemm- 

 schrauben geführt sind. Der durch den Rahmen hindurch gehende 

 Theil der Axe ist hohl und enthält zwei doppelt übersponnene 

 Drähte, welche aus je zwei Oefinungen oberhalb und unterhalb der 

 Rahmenwand in's Freie treten. Die Drähte sind ausserhalb des 

 Rahmens mit zwei von der Axe isolirten Schleifringen verbunden, 

 innerhalb desselben zu den Klemmschrauben geführt, welche die 

 Enden der Spulenwicklung bilden. Auf den Schleifringen gleiten 

 zwei Federn, welche durch Klemmschrauben k auf dem Rahmen 

 befestigt sind. Oberhalb der Schleifringe sitzt auf der Axe eine 

 kleine Riemenscheibe. Ueber diese und eine grössere vertikale an 

 der mit dem kreisförmigen Schlitz versehenen Seitenwand des Ap- 

 parates befestigte Scheibe läuft eine Schnur, sodass mit dem Ueber- 

 setzungsverhältniss 1:10 die Axe sich in Rotation versetzen lässt. 

 Die Axe der grossen Scheibe fällt zusammen mit der Axe der 

 Charniere, welche den Rahmen tragen, und die Schnur ist über 

 Messingrollen m, welche an dem Rahmen befestigt sind, von der 

 grossen auf die kleine Scheibe geleitet, so dass die Schnur der Be- 

 wegung des Rahmens kein Hinderniss bereitet. Auf das äusserste 

 Ende der Axe kann eine Platte gesteckt werden, welche senkrecht 

 zur Axe ist und einer justirbaren Libelle als Unterlage dient. Ver- 

 mittelst der Libelle stellt man die Drehungsaxe vertikal und er- 

 mittelt nach Einstellung der Libelle am Theilkreis die Ablesung, 

 welche der vertikalen Stellung der Axe entspricht. Eine weniger 

 einfache Methode zur Bestimmung des Indexfehlers des Kreises ist 

 die folgende. Zuerst bestimmt man den Horizontpunkt des Ver- 

 tikalkreises eines Theodoliten durch Beobachtung eines Kamins und 

 seines Spiegelbildes im Quecksilberhorizont. Das Fernrohr wird 

 horizontal gestellt und der Punkt eines entfernten Gegenstandes, 

 etwa eines Hauses, bemerkt, dessen Bild auf das Fadenkreuz fällt. 

 Dann stellt man den Erdinduktor gegenüber dem Theodoliten auf 

 und klebt an das Ende der Axe mit Wachs eine beidseitig spie- 

 gelnde versilberte Glasplatte. Alsdann wird das Spiegelbild des an 

 dem Hause bemerkten Punktes in zwei um 180° von einander ent- 

 fernten Stellungen des Spiegels beobachtet und durch Bewegung 

 des Spiegels und Verstellung der Axe erreicht, dass in beiden 



