301] Eine neue Methode, die Inklination etc. 9 



noch Formänderungen des Meniskus. Dieses Reagens auf AVechsel- 

 ströme schien empfindlicher zu sein als das Telephon. 



Nach dem benutzten Prinzip lässt sich leicht ein zur Messung 

 der Inklination geeigneter Erdinduktor improvisiren, indem man zwei 

 Galvanometerrollen an einer drehbaren Axe, deren Neigung gegen 

 den Horizont messbar geändert werden kann, so befestigt, dass die 

 Spulenaxe senkrecht gegen die Drehungsaxe gerichtet ist. Mit Hülfe 

 einer Kompassnadel wird die Drehungsaxe in den Meridian orien- 

 tirt. Wählt man Hollen, welche viel Umwindungen enthalten, und 

 untersucht mit einem empfindlichen Kapillarelektrometer auf Strom- 

 freiheit, so kann man die Inklination bis auf 1 jio° genau messen. 



Die Vortheile der vorgeschlagenen Messungsmethoden gegenüber 

 dem jetzt üblichen scheinen die folgenden zu sein: 



Bei der Messung der Inklination kann die Spule in beliebigem 

 Sinne mit beliebiger Geschwindigkeit, deren Konstanz nicht ge- 

 fordert wird, rotiren und es entfällt das ermüdende Wenden der 

 Spule. Da das Aufsuchen der neutralen Lage der Drehungsaxe 

 schnell gelingt, so wird gegen das jetzige Verfahren Zeit gespart. 



Die Messung der Horizontalintensität nach Gauss dehnt sich 

 über einen längeren Zeitraum aus und liefert den Mittelwerth der 

 gesuchten Grösse während dieser Zeit. Demgegenüber sind die 

 Beobachtungen nach der vorgeschlagenen Methode in wenigen Minu- 

 ten erledigt und geben die Horizontalintensität für einen bestimmten 

 Zeitpunkt. Ein Vorzug ist ferner, dass mit einem Instrument nach 

 einmaliger Aufstellung Inklination und Horizontalintensität gemessen 

 werden. Diese Eigenschaft macht Erdinduktoren der beschriebenen 

 Art ganz besonders für die Reise geeignet; die Transportfähigkeit 

 ist dadurch erhöht, dass nach Entfernung der Kreise, welche ge- 

 sondert verpackt werden, das Instrument in sehr kompendiöser Form 

 ausgeführt werden kann. Bei Benutzung des Telephons sind keinerlei 

 empfindliche Theile, wie z. B. ein Galvanometer, dessen Magnet an 

 einem Coconfaden hängt, mitzuführen. Die Ausrüstung mit galvani- 

 schen Elementen kann unterbleiben, wenn der Beobachter sich mit 

 einer kleinen Dynamomaschine versieht, welche durch die Hand ge- 

 trieben den erforderlichen Strom liefert. 



