68 



and Sieveking, in reduzierter Größe nach Kohlrausch und Löwental hergestellt von Günther 

 und Tegetmeyer in Braunschweig. 



Die fontaktoskopische Messung beruht auf der Tatsache, daß radioaktive Wässer Radium- 

 emanation und unter Umständen winzige Spuren radioaktiver Salze in Lösung enthalten, die beide die 

 Eigenschaft besitzen, die Luft, mit der sie in Berührung kommen, durch Abspaltung von Ionen 

 elektrisch leitend zu machen. Da nun die Luft, wie man annimmt, eine um so größere Leitfähigkeit 

 erhält, je größer die Emanationsmenge ist, mit der sie in Berührung kommt, so kann die elektrische 

 Leitfähigkeit der Luft unmittelbar als Maß der Radioaktivität des Wassers gelten, dem die Emanation 

 entstammt. Gemessen wird die elektrische Leitfähigkeit der Luft an der Geschwindigkeit, mit der eine 

 bestimmte Elektrizitätsmenge von einem Elektrometer durch die ionisierte Luft abfließt. 



Die Hauptbestandteile des Fontaktoskops sind ein empfindliches Aluminiumblattelektrometer mit 

 innerer Isolation und parallaxenfreier Ablesung nach Elster und Geitel, zwei Blechkannen von je 

 2 1 Inhalt und ein 16,5 cm langer Zerstreuungsstab, der, an das Elektrometer angeschraubt und frei 

 in das Innere der Kanne hineinragend, das Abfließen der aufgeladeneu Elektrizitätsmenge vermittelt. 



Jede einzelne Messung nahm also folgenden Gang: 



1) Austreiben der Emanation aus dem Wasser durch Schütteln in der durch einen Gummi- 

 stopfen verschlossenen Kanne 1 ). 



2) Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit der Luft mit dem Elektrometer, umgerechnet auf 

 den Voltabfall, den 1 1 Wasser in einer Stunde hervorruft. 



Die Kapazität des Elektrometers No. 3598 betrug 9,2 cm. 



Da aber die Isolation im Elektroskop nie eine absolute ist, da auch unter gewöhnlichen Ver- 

 hältnissen die Luft eine nicht unwesentliche Leitfähigkeit besitzen, und vor allem da die Kanne von 

 früheren Messungen her noch radioaktiv sein kann, ist es nötig, alle diese möglichen Fehlerquellen 

 durch Messung des „Normal Verlustes" auszuschalten, d.h. der Elektrizitätsmenge, die von dem auf 

 die leere und von radioaktiven Verunreinigungen möglichst gesäuberte Kanne gesetzten Elektrometer 

 in der Stunde abfließt. Dieser Normalverlust wird von dem bei der Hauptmessung beobachteten Volt- 

 abfall abgezogen. Der Normalverlust des gebrauchsfertigen Fontaktoskops, also des mit ein- 

 geschraubtem Zerstreuungsstab auf die Kanne aufgesetzten Elektrometers, wurde unmittelbar nach der 

 Herstellung des Instruments im November 1912 in den Werkstätten von Günther und Tegetmeyer 

 zu 4,9 Volt pro Stunde bestimmt. 



Nach sämtlichen Messungen betrug der Normalverlust des gleichen Elektrometers auf Kanne I 

 im geschlossenen Zimmer 3,32 Volt, auf Kanne II, die eine starke Verunreinigung durch radioaktive 

 Substanzen zeigte und bei den letzten Messungen nie mehr benutzt wurde, 41,07 Volt. 



Im Laufe der Untersuchungen war der Normalverlust beträchtlichen Schwankungen von Volt 

 bis 81,6 Volt unterworfen ; diese konnten die Resultate um so ungünstiger beeinflussen, als es sich in 

 der Mehrzahl der Fälle um ganz schwach radioaktive Quellen handelte, die einen Voltabfall erzeugten, 

 der nur wenig größer war als der Normalverlust. 



1) Diese Schüttelmethode hat sich gegenüber anderen Methoden der Bestimmung der Radioaktivität, bei denen Luft 

 durch das zu untersuchende Wasser hindurchgeleitet oder das Wasser ausgekocht wird, als die genaueste und weitaus be- 

 quemste erwiesen. (Engler und H. Sieveking, Zur Kenntnis der Radioaktivität der Mineralquellen und deren Sedimente. 

 Zeitschr. f. anorg. Chem. 1907. pag. 2.) 



— 288 — 



