70 



1912, bei denen das Wetter zufällig die besondere Empfindlichkeit des Fontaktoskops nicht hatte be- 

 merken lassen. 



Zunächst wurde in mehr provisorischer Weise eine Hülle aus dichtem Baumwollstoff gefertigt, 

 die straff über den Elektroskopfuß gezogen werden konnte und lebhafte Luftbewegungen von den 

 empfindlichen Teilen abhielt. Mit diesem Hilfsmittel wurden 12 Messungen in der Schwäbischen Alb, 

 7 im Kyffhäuser und 10 im Ohmgebirge vorgenommen. 



Später wurde ein von Günther und Tegetmeyer hergestellter metallener Windschutz verwandt, 

 der die freien Teile des Elektroskopfußes annähernd luftdicht nach außen abschloß. Da nun der Zer- 

 streuungsstab, an dem das Elektrometer aufgeladen wurde, von außen nicht mehr zugänglich war, wurde 

 gleichzeitig eine neue und bequemere Aufladevorrichtung angebracht. 



Damit der Kanneninhalt von der Außenluft abgeschlossen, und alle Fehlerquellen waren end- 

 gültig ausgeschaltet, die sich aus dem während der Untersuchung wechselnden Verhältnis des Kanuen- 

 inhaltes zur Außenluft ergaben. 



Die Wirkung des Windschutzes ist ersichtlich an der Aenderung, die der Normalverlust des im 

 geschlossenen Zimmer aufgestellten Fontaktoskops durch ihn erfuhr: 



Auf Kanne I, wo der Normalverlust während einer Beobachtungsdauer von 25 Stunden 3,32 Volt 

 betrug, wurde er durch den Windschutz herabgemindert auf 2,16 Volt (Mittel aus 18-stündiger Be- 

 obachtungsdauer), also um ein volles Drittel. 



Auf Kanne II, wo der Normalverlust im Durchschnitt von 3 Stunden 41,07 Volt betrug, stieg 

 er infolge des Windschutzes auf 51,42 Volt (Beobachtungsdauer 1V 3 Stunden), also um ein Viertel. 



Auf der von Verunreinigungen freien Kanne sinkt der Normalverlust, da keine neuen, in der 

 Luft enthaltenen aktiven oder leitenden Teile irgendwelcher Art hinzutreten können ; auf der aktiven 

 Kanne, die ebenso wirkt, als wäre ihr Luftinhalt durch Emanation ionisiert, steigt er, da ein Entweichen 

 der ionisierten Luft verhindert wird. 



Die oben erwähnten Wirkungen des Windschutzes wurden im geschlossenen Zimmer fest- 

 gestellt, in einer Luft, deren Bewegungsintensität im Freien als Windstille gedeutet würde. Man darf 

 annehmen, daß die Wirkung des Windschutzes im Freien noch ausschlaggebender ist. 



Was das Ergebnis der mit und ohne Verwendung des endgültigen Windschutzes angestellten 

 Messungen betrifft, so zeigten im Kyffhäuser von 6 doppelt untersuchten Quellen bei der zweiten 

 Messung mit Windschutz 4 eine Zunahme und 2 eine Abnahme der Radioaktivität, im Ohmgebirge, in 

 dem die Luft meist ziemlich bewegt war, von 10 doppelt untersuchten Quellen 9 eine Zunahme, 1 eine 

 Abnahme, und im Hils von 8 doppelt untersuchten Quellen 6 eine Zunahme, 2 eine Abnahme, wobei 

 zwischen den beiden Messungen je eine Zeit von 1V 2 , bzw. 5 Monaten lag. Doch dürfen aus diesem 

 Vergleich keine unbedingten Folgerungen geschlossen werden, da ja die Unterschiede auch durch 

 Schwankungen in der radioaktiven Stärke der Quellen entstehen können. 



Die Anbringung des Windschutzes bedeutet somit eine Anpassung des Fontaktoskops an die 

 eigentliche Feldarbeit ; dies ist insofern von Wichtigkeit, als alle Untersuchungen womöglich in unmittel- 

 barer Nähe der Quellen ausgeführt werden sollen. 



Die Frage, ob der Kanneninhalt luftdicht verschlossen werden oder mit der Außenluft in Ver- 

 bindung bleiben soll, wird in den Arbeiten über die Radioaktivität von Quellwässern, meist nicht ange- 

 schnitten, und es scheint hierin auch keine Einheitlichkeit bei den verschiedenen Untersuchungen zu 

 herrschen. 



— 290 - 



