— 72 



Ablesung 12 36 Divergenz der Blättcheu = 34,6 Skalenteile entsprechend 224,2 Volt 

 12« „ „ „ =33,3 „ „ 220,2 „ 



12»" „ „ „ =33,4 „ , 220,5 „ 



l 06 „ „ „ =33,3 „ „ 220,2 „ 



In beiden Fällen finden wir einen Spannungsanstieg, der nach 25 bzw. 40 Minuten in einen 

 Spannungsabfall übergeht. Dieser Abfall ist bei No. 40 von einem vorübergehenden kurzen Anstieg 

 unterbrochen. 



Aus beiden geht hervor, daß bei ungünstigen atmosphärischen Verhältnissen der Normalverlust 

 alle 5 — 10 Minuten ein anderer werden kann. Da es so nicht sicher war, daß der anfänglich fest- 

 gestellte negative Normalverlust noch über die Dauer der Hauptmessung anhalten werde, wurde in 

 diesen Fällen der Normalverlust = gesetzt. Es wurde noch eine zweite Berechnung durchgeführt, 

 bei der der negative Normalverlust zu dem Hauptvoltabfall zugezählt wurde; dadurch wurden die 

 Resultate erst in der zweiten Dezimale beeinflußt, woraus wiederum zu ersehen ist, daß diese kleinen 

 Unregelmäßigkeiten des Normalverlustes, die beim Vergleich ganz schwacher Quellen noch ins Gewicht 

 fallen, bei allen stärkeren Quellen unberücksichtigt bleiben können. 



In 8 Fällen im Hils und 2mal im Ohmgebirge mußten die Messungen aus äußeren Gründen, 

 besonders der hereinbrechenden Dunkelheit halber, mit möglichster Beschleunigung ausgeführt werden. 

 Deshalb wurde auf die besondere Feststellung des Normalverlustes verzichtet und dieser aus den vorher- 

 gegangenen und nachfolgenden Messungen konstruiert. Die Trübung des Resultates, die dadurch mög- 

 lich ist, kann nach angestellten Berechnungen den Betrag von 0,1 MACHE-Einheit kaum übersteigen ; sie 

 wird in der Regel erst die zweite Dezimale beeinflussen. 



Umrechnung des erhaltenen Resultates in MACHE-Eiuheiten. Korrekturen. 



Nach Mache wird die Aktivität der Quellen in absoluten elektrostatischen Einheiten angegeben. 

 Zu dem Zweck ist der Voltabfall pro Stunde mit der Kapazität des Apparates, also bei Elektroskop 

 No. 3598 mit 9,2 zu multiplizieren, außerdem, da eine absolute elektrostatische Einheit = i = 300 Volt 

 und eine Stunde = 3600 Sekunden ist, durch 300 X 3600 zu dividieren. Mache multipliziert den so 

 erhaltenen Wert, der unbequem klein sein würde, noch mit 1000; das Produkt, die „Mach E-Einheit", 

 wird daher mit 1 X 10 3 bezeichnet. 



Es bleibt nun immer noch ein Restbetrag von Emanation im Wasser zurück, der unter 

 Zugrundelegung des bekannten Absorptionskoeffizienten von Radiumemanation in Wasser berechnet 

 werden kann. Für gleiche Volumina Wasser und Luft ist der Absorptionskoeffizieut für Radium- 

 emanation = 0,23; das Resultat ist also mit 1,23 zu multiplizieren, wenn sich in der Kanne gleiche 

 Volumina Wasser und Luft — 1 1 Wasser und 1 1 Luft — befinden. Bei allen Messungen wurde nun die 

 konstante Wassermenge von 500 ccm benutzt ; für diesen Fall berechnet sich der Korrektionsfaktor nach 



23 W 

 der Formel k = 1 -\ — ! , worin W die Wassermenge und v den übrigbleibenden Luftraum in Kubik- 

 zentimetern bedeutet, zu 1,077. 



Eine zweite Korrektur ist infolge Strahlungsverlustes durch Absorption an den 

 Kannen wänden vorzunehmen. Der absorbierte Teil der Strahlung ist um so größer, je kleiner der 

 Raum ist. Es ist nun möglich, aus der beobachteten Ionisierung, wenn keine Absorption an den Wänden 

 stattgefunden hätte, einen Schluß zu ziehen. Nach Duane wird diese vollständige Ionisierung ausgedrückt 



- 292 — 



