61 



Enden der Längslinie der Scala zusammenfielen; ihnen 

 gegenüber befanden sich im Scalen br et t zwei kleinere 

 üeftnungen, die so angebracht waren, dass die Verbin- 

 dungslinie der Centren je zwei gegenüber liegender Oeff- 

 nungen senkrecht zur Vorderfläche des Kastens , d. h. 

 senkrecht zur Scala, standen. Die beiden Seitenwände 

 des Kastens trugen ebenfalls je zwei VisiröfFnungen (««) 

 {ßß), die eine solche Lage hatten, dass die durch ihre Cen- 

 tren gelegte Ebene parallel der vorderen Fläche des Ka- 

 stens war. Man sieht nun leicht, dass man auf diese 

 Weise sehr genau (auf 5 Bogenminuten) die Scala in zwei 

 zu einander senkrechten Ebenen vertical stellen kann. Die 

 Längslinie der unteren horizontalen Scala wurde vermit- 

 telst eines vorher controlirten Winkelmasses senkrecht zur 

 verticalen gestellt. Ist das Fernrohr gegen die Hori- 

 zontale geneigt, so erwächst daraus ein Fehler; derselbe 

 war jedoch so klein, dass er vernachlässigt werden konnte. 

 Ebenso konnte der Theilungsfehler der angewandten Scalen 

 wegen seiner geringen (irösse unberücksichtigt bleiben. 



Die Fehler, die von einer falschen oder nicht sicheren 

 Aufstellung des Signals herrühren, sind im allgemeinen 

 nicht so gross und nicht so schwer zu beseitigen und zu 

 controliren, wie die, welche das Nicht-Feststehen des 

 Beobachtungsfernrohres verursacht. Wenn sich die Colli- 

 mationslinie desselben z. B. nur um eine halbe Bogen- 

 secunde verlegt, so wird die Scala gegen das Fadenkreuz 

 schon eine scheinbare Verschiebung erleiden, welche die zu 

 beobachtende Grrösse übersteigt. Man wird desshalb schon 

 von vornherein das Beobachtungsfernrohr möglichst fest und 

 geschützt vor störenden Einflüssen aufstellen; man muss 

 aber ausserdem vermittelst einer sehr emplindlichen Me- 

 thode das Feststehen desselben mit der erforderlichen Ge- 

 nauigkeit controliren können. 



Die Erfüllung der ersteren Bedingung erfordert einen 



