63 



kleineren Dimensionen zu benutzen, das nach Art eines 

 Suchers auf dem Beobachtungsfernrohr befestigt ist, da 

 für beide dieselbe Vergrösserung und Schärfe gefordert 

 werden muss. 



Wir wählten desshalb folgende Methode. Wenn man 

 zwei auf unendlich eingestellte Fernrohre mit den Objec- 

 tiven gegen einander so aufstellt, dass ihre CoUimations- 

 linien nahezu in eine Gerade zusammenfallen, so kann 

 man bekanntlich durch das Ocular des einen Fernrohres 

 das Fadenkreuz des anderen sehen. Hat man nun ein 

 Mittel, das Feststehen des einen Fernrohres zu contro- 

 liren, so kann man am Einstehen oder an der Verschie- 

 bung der Fadenkreuze gegeneinander den Stand des anderen 

 Fernrohres prüfen. Ein solches Mittel besitzt man in 

 folgendem. Ein Fernrohr mit beleuchtetem Fadenkreuz, 

 das senkrecht zu einer spiegelnden Fläche und auf unend- 

 lich eingestellt ist, liefert bekanntlich ein mit seinem Fa- 

 denkreuze coincidirendes Bild desselben. Die Coincidenz 

 beider lässt sich mit grosser Genauigkeit feststellen; die- 

 selbe ist nur abhängig von der Breite der Fäden des Fa- 

 denkreuzes und der Güte des Fernrohres und Spiegels. Be- 

 nutzt man nun als Spiegel die Oberfläche ruhenden Queck- 

 silbers, so kann man hierdurch der Collimationslinie eine 

 feste, jederzeit controlirbare verticale Lage geben. Befindet 

 sich unter dem Fernrohre fest verbunden mit ihm ein klei- 

 ner Spiegel, der unter 45" gegen die Verticale geneigt 

 ist, so wird man vermittelst eines horizontal stehen- 

 den, auf unendlich eingestellten Fernrohres das Faden- 

 kreuz des verticalen erblicken, und die beiden Fadenkreuze 

 zur Coincidenz bringen können. Diese Methode hat ausser 

 der Schärfe, mit der sich die Controle ausführen lässt, haupt- 

 sächlich den Vorzug, dass hier die Collimationslinie 

 des Beobachtungsfernrohres selbst auf ihre un- 

 veränderte Lage geprüft wird, was bei Anwendung von 



