64 



Libellen oder von einem Versicherungsfernrohre nicht der 

 Fall ist. Wir gaben dem Apparat folgende Einrichtung. 

 Das sehr fest, schwer und solide montirte Beobachtungs- 

 fernrohr A (Fig. 3) (Focallänge 115,7 Cm.) ^) wurde auf 

 einem Steinpfeiler"^) aufgestellt und auf die zu beobachtende 

 Scala gerichtet. Das ebenfalls sehr solide montirte Fern- 

 rohr B, mit beleuchtbarem Fadenkreuze war senkrecht 

 auf den Quecksilberhorizont gerichtet; unter dem Objectiv 

 befand sich, fest mit ihm verbunden, ein Heflexionsprisma c, 

 das durch die Schrauben a, ß, y, d in jeder Kichtung ver- 

 stellbar war und festgeklemmt werden konnte. Weil man 

 bei der Beobachtung der Scala und bei der Einstellung 

 des verticalen Fernrohres an dem Spiegel vorbeisehen 

 nnisste, so war es nöthig, denselben bei möglichst grosser 

 Lichtstärke möglichst klein zu machen; ein Kellexions- 

 prisma erfüllt bekanntlich diesen Zweck am besten. Hat 

 das Fernrohr A eine gegen den Horizont geneigte Stel- 

 lung, so kann man leicht das Prisma mit Hülfe der Schrau- 

 ben y, o so stellen, dass das Fadenkreuz von B durch A 

 gesehen werden kann, vorausgesetzt, dass der Winkel, den 

 die Collimationslinien der beiden Fernrohre mit einander 

 bilden, nicht kleiner wird, als das Dopptdte des Grenzwin- 

 kels der totalen Reflexion (für das von uns gebrauchte 

 Crownglas-Frisma circa 82"). Für noch stärkere etwaige 

 Neigungen hatten wir ein Flintglas-Prisma mit einem bre- 

 chenden Winkel von 80*^ in Reserve. Die Störungen 

 des Aplanatismus durch die schiefe Incidenz sind hierbei, 

 wie schon Herr Listing gezeigt hat,^) nicht erheblich. 



') Die Fernrohre waren uns gütigst vom Director des hiesigen 

 physikalischen Institutes Herrn Prof. Dr. Warburg und vom 

 Director des hiesigen mathematischen Cabinets Herrn Prof. Dr. 

 Lindemann überlassen worden. 



'^) Das Feststehen desselben war durch zwei auf ihm befind- 

 liche Libellen controlirt. 



*) Repertor. f. Exper. Phys. VIL p. 275 ff. 1871. 



