85 



Damit die Dichtigkeitsbestimiiumg ausgeführt werden 

 könne, nniss alle entweichende Kohlensäure, welche an 

 der Spitze p vorbei ihren Weg durch das Gewinde der 

 Schraube H nimmt, durch den Ablauf J abfliessen. Da- 

 her ist der glatte obere Theil der Schraube H luftdicht 

 durch die Stopfbüchse K hilldurchgeführt und kann in 

 dieser gedreht werden. 



Der stählerne Klotz A ist bei q und r durchbohrt. 

 Durch die Bohrung bei q wird der Apparat mit Kohlen- 

 säure gefüllt. Es ist dort das Stück L angeschraubt, 

 welches einen durch die Schraube M verschliessbaren 

 Kanal, die Fortsetzung von q, enthält. Lüftet man die 

 Schraube M, so communicirt der Apparat mit dem seit- 

 lichen Eohr N, welches zum Kohlensäurerecipienten führt. 

 Die gut gearbeitete stählerne Schraubenspindel von M 

 wurde, vorher erhitzt, mit gelbem Wachs bestrichen und 

 erwies sich daiin gegenüber einem Druck von 120 Atmo- 

 sphären völlig dicht, so dass die Schraube M durchaus 

 als Hahn oder Hahnschraube functionirte. 



Die Bohrung bei r erlaubt die Communikation zwi- 

 schen dem Hauptapparat und dem Manometer herzu- 

 stellen. Bei r ist zunächst das Stück P angeschraubt, 

 welches in einen Hohlconus endigt. In diesen passt der 

 A'^ollconus des Stückes Q , welches in den Manometer- 

 apparat eingeschraubt ist. Will man beide Apparate zu- 

 sammensetzen, so setzt man Q in P ein und presst beide 

 durch die Ueberfangschraube R zusammen. 



§ 2. Das Manometer. (Taf. I, Fig. 1 u. 2.) 

 Das Manometer besteht im Wesentlichen aus einem 

 vom oberen Ende ab in Millimeter getheilten, calibrirten 

 Capillarrohr S von ungefähr {,■"'" Lichtweite, 3'""' Wand- 

 stärke und 640'"'" Länge, das oben geschlossen, unten 

 an ein weites, an seinem untern Ende verengtes (iefäss 



