88 



§ 4. 

 Taf. II Fig. 4 zeigt, wie der mit dein Manometer ver- 

 bundene lleibungsapparat in dem King K durch die Schraube 

 8 gehalten wird. Der King selbst ist in einer aus der 

 Figur verständlichen Weise an einem starken, eisernen, mit 

 der Wand des Zimmers fest verbundenen vertikalen Arm 

 befestigt. Zum »Schutz gegen eine etwaige Explosion ist 

 an den C3dinder des Reibungsapparates mittels der Sehraube 

 T ein Rahmen befestigt, in welchen hinten und vorn dicke 

 Spiegelglasplatten eingesetzt sind. Bei den eigentlichen 

 Versuchen ist der ganze Appaiat bis zum Griff der Schraube 

 H in den 22 Y2 Liter haltenden Kasten E aus Eisenblech 

 mit Durchsicht zur Beobachtung der Messröhre eingesenkt. 

 Dieser Kasten ist mit Wasser gefüllt, das durch eine 

 Wasserheizung auf constanter Temperatur gehalten wird. 

 Der 12""" weite Kautschukschlauch F führt nämlich zu 

 einem 0,9 Liter Wasser haltenden, auf dem Fussboden 

 stehenden mit zwei Oeffnungen versehenen Blechgefäss, 

 das durch einen untergesetzten Brenner passend erhitzt 

 wird. In diesem Schlauch steigt das warme Wasser auf, 

 während das kältere aus dem Tubus Gr durch einen zwei- 

 ten Kautschukschlauch in das genannte Blechgefäss ab- 

 fliesst. Der erste Kautschukschlauch endigt oben in ein 

 gläsernes Stück J, in welches ein Thermometer eingesetzt 

 ist. Man findet leicht die Temperatur heraus, welche bei 

 einer bestimmten Temperatur der Umgebung dieses Thermo- 

 meter zeigen muss, damit das Wasser im Kasten E, in 

 welchem ein Gehülfe fortwährend einen Kührer auf und 

 ab bewegt, auf einer bestimmten Temperatur gehalten 

 werde. Die Temperatur dieses Bades wird durch ein in 

 Zehntelgrade getheiltes, untersuchtes^) Thermometer ange- 



') Das Thermometer wurde mit einem Normaltliermometer von 

 Alvergniat verglichen; Herr Dr. Pernet in Sevres hatte die Güte, 

 dieses Nornialthcrmometer zu untersuchen und die Reduetion auf 

 das Luftthermometer anzugeben. 



