90 



wir den gewöhnlichen Aushiuf des Natterer 'sehen Reci- 

 pienten durch einen in einen Vollconus endigenden. Das 

 Kupferrohr N (Fig. 1) des Reibuhgsapparates endigt in 

 einen entsprechenden Hohlconus und beide werden durch 

 eine Ueberfangschraube aneinandergepresst. Darauf bringt 

 man den Apparat, durch welchen vorher wälirend einiger 

 Stunden Kohlensäure geleitet ist, in den mit Eiswasser 

 gefüllten Kasten E, während der Recipient Zinnnertem- 

 peratur hat. Nachdem man in leicht ersichtlicher Weise 

 die Luft im Verbindungsrohr N zum grössten Theil durch 

 Kohlensäure ersetzt hat, lüftet man bei geöffneter mit 

 Wachs gedichteter Schlussschraube des Recipienten vor- 

 sichtig die Hahnschraube M des Apparates, während alle 

 Theile desselben mit einander conimuniciren. Da der 

 Druck in der Messröhre, in welche Kohlensäure nur durch 

 das Capillarrohr gelangen kann, verhältnissmässig lang- 

 sam steigt, so wird das Quecksilber in der Messröhre 

 gehoben und man muss Acht geben, dass dasselbe nicht 

 in die Capillare gelangt. Wächst der Druck im Apparat 

 nicht mehr, so lässt man überdestilliren, bis der ganze 

 Apparat mit flüssiger Kohlensäure gefüllt ist; man er- 

 kennt dies daran, dass der Druck im Apparat phitzlich 

 steigt — nämlich auf die Ziunnertemperatur entsprechende 

 Tension der Kohlensäure im Recipienten. Man schliesst 

 die Schlussscbraube des Apparats , sodann die des Reci- 

 pienten und nimmt den letztern ab. 



§ 6- 

 Nachdem der Apparat in der beschriebenen Weise 

 'mit Kohlensäure gefüllt ist, setzt man die Wasserheizung 

 in Thätigkeit, lässt von dem eiskalten Wasser des Kastens 

 E durch einen Heber ab und ersetzt dasselbe unter fort- 

 währendem Rühren durch heisses Wasser; durch Heraus- 

 lassen von Kohlensäure aus dem Apparat mittels der 



