05 



Bei den Dimensionen des angewandten Apparates 



sind die Grössen (p und — sehr klein und bedingen eine 



Correctionj welche bei den Versuchen höchstens auf 5 Pro- 

 cent des uncorrigirten Werthes von n. anstieg. Diese 

 Correction bringt man leicht an, indem man sich für die 

 vorkommenden Werthe von e eine Tabelle berechnet, aus 

 welcher die Werthe von ip und \L durch Interpolation 

 zu entnehmen sind. 



§ 8. 



Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass zur Be- 

 rechnung von /( bekannt sein müssen die Werthe der 

 C4rössen r, 1, q, o, fj — -q' ; sodann die Werthe von h und 

 h', welche den 3 Marken entsprechen und endlich Vo 

 welches aber nur in den Correctionsgliedern vorkommt. 



r wurde bestimmt, indem etwa 20 Quecksilberfäden 

 von gemessener Länge in das Capillarrohr durch eine 

 Luftpumpe eingezogen, gesammelt und zusammen auf 

 einer Bunge'schen Wage gewogen wurden, welche noch 

 die Decimilhgramm mit Sicherheit angab. 



1 wurde an einem Normalmassstab gemessen, ebenso 

 der Abstand der Marken auf der Messröhre. Ist v das 

 Volumen der Messröhre zwischen den Marken, auf die 

 sich eine Beobachtung bezieht, d deren Abstand, so ist 



V = q . d. 



Um V zu finden, wurde die Messröhre unten zuge- 

 schmolzen , vertical gestellt und die Quecksilbermassen 

 bestimmt, welche dieselbe bis zu den drei Marken fasste. 



Vo ergab sich auch durch Auswägen mit Quecksilber. 



Um -q — /y' zu emitteln, setzten wir an den Auslauf 

 .1 des Reibungsapparates ein mit dem Hahn H und dem 

 10"'"' weiten Manometer M versehenes Rohr (Taf. II, Fig. 5) 



