98 



Bleischeibe wurde aus dem absoluten und specifischen 

 Gewicht dieser Theile bestimmt, das Volumen des Kau- 

 tschukröhrchens durch den (lewächts Verlust desselben in 

 Wasser ermittelt. Der für die Kohlensäure frei bleibende 

 Raum des Manometers wurde in leicht ersichtlicher Weise 

 durch Auswägen mit Quecksilber bestimmt, die Aenderung, 

 welche dieser Raum dadurch erfuhr, dass der Stand des 

 Quecksilbers im Manometerrohr sich änderte . obgleich 

 klein, berücksichtigt, die Wärme-Ausdehnung des ganzen 

 Apparates und des Quecksilbers vernachlässigt. Alle 

 Bestimmungen waren die Mittel aus mehreren gut über- 

 einstimmenden Messungen. 



Es ergab sich für den für die Kohlensäure frei blei- 

 benden Raum des Apparates, wenn das Quecksilber im 

 Manometer am Theilstrich 200 stand 28''16. Sinkt das 

 Quecksill)er bis an den untersten Theilstrich 550, so wird 

 das Volumen 28'^^^'09. 



Eine Fehlerquelle bringt bei der Volumbestimmung 

 die Anwendung des Kautschukröhrchens mit sich. Kau- 

 tschuk absorbirt Kohlensäure und dehnt sich dabei be- 

 trächtlich aus. Als nach Beendigung der Versuche der 

 Apparat auseinandergenommen wurde, fand man bei i 

 (Fig. 1) den Kautschuk zwischen Stahl und GUis wulst- 

 förmig hervorgequollen. Als dann das zwischen Glas und 

 Stahl zusammengepresste Kautschukröhrchen herausge- 

 zogen wurde , vergrösserte es sein Volum beträchtlich 

 und nahm etwa 0'^''^66 ein. Indem es sodann in mehreren 

 Stunden 7'"^''' Kohlensäure verlor, schrumpfte es auf sein 

 ursprüngliches Volumen, nämlich 0'='=.22 zusammen. Die 

 hieraus sich ergebende Unsicherheit in der Volumbestim- 

 mung dürfte 1 Procent gewiss nicht erreichen. Jeden- 

 falls war die Anwendung des Kautschuks ein Fehler. 

 Ueberhaupt ist selbstverständlich dem ganzen Apparat 

 eine andere Form zu geben, wenn man die Dichtigkeits- 



