Uelßi' eine Metliofle k Milroiieterscliraiilieii zu prüfen. 



Von I^. :EZ. ISZocli. 



Cs fehlt bis jetzt an einer Methode, den Fehler 

 einer Mikrometerschraube für ein gewisses bei einer 

 Messung benutztes Intervall direct zu bestimmen. Meine 

 „Untersuchungen über die Elasticität der Krystalle des 

 regulären Systems" (d. Berichte VIII.) erforderten sehr 

 genaue Dimensionsbestimmungen der dabei angewandten 

 Krystallstäbchen ; hierbei war es nöthig, auch den Fehler 

 der Sphärometerschraube, mit der alle Messungen ge- 

 macht waren, mit möglichster Präcision zu ermitteln. 

 Ich verfuhr hierbei folgendermaassen : An die Spitze 

 der Schraube war ein Glasplättchen senkrecht zur Axe 

 der Schraube gekittet und der oberen Fläche eines 

 Reflexionsprismas gegenübergestellt; letzteres befand sich 

 auf einem Tischchen, das durch drei Schrauben beliebig 

 gehoben, gesenkt und geneigt werden konnte. Bei hin- 

 reichend kleiner Neigung der oberen Fläche des Re- 

 flexionsprismas gegen das an die Schraube angekittete 

 Glasplättchen entstehen im Natriumlichte zwischen diesen 

 Interferenzfranzen. Zählt man nun an einem Punkte, 

 der genau in der Verlängerung der Axe der Schraube 

 liegen muss, die Anzahl der Interferenzstreifen, welche 

 an diesem Punkte bei einer gewissen Drehung der 

 Schraube vorübergewandert sind, so giebt die Anzahl 

 derselben multiplicirt mit der bekannten Grösse der halben 

 Wellenlänge des Natriumlichtes direct die gesuchte Grösse, 

 um welche man die Schraube gehoben oder gesenkt hat. 



Als Probe mag hier eine solche Ausmessung von 

 circa 1 m/m. der Sphärometerschraube (2 ganze Um- 



