127 



Fortschreitende Bewegung der Schraube gemessen 



durch Ablesung an 

 der Trommel (in 

 Mikromillimetern.) 



in Halbwellen des 

 Natriumlichtes (in 

 Mikromillimetern.) 



Correction (in 

 Mikromillimetern.) 



10.10 

 10.10 

 10.10 

 10.10 

 10.10 

 10.10 



10.02 

 10.02 

 10.02 

 10.02 

 10.02 

 10.02 



0.08 

 0.08 

 0.08 

 0.08 

 0.08 

 0.08 



Hierbei fällt zunächst auf, dass ein sogenannter 

 periodischer Fehler nicht existirt. Dagegen ist der fort- 

 schreitende Fehler nicht unbeträchtlich nämlich 3.5 pro 

 Mille, d. h. für den verglichenen Millimeter giebt die 

 Ablesung an der Schraubentrommel die gemessene Länge 

 um 0.0035 m/ni. zu gross. Ebenso lässt sich für jedes 

 beliebige dazwischenliegende andere Intervall , da die 

 Vergleichung von 10 zu 10 Mikromillimeter (=0.001 m/m.) 

 ausgeführt ist, die Correction auf 0.0002 m/m. genau 

 angeben. Die Interferenzstreifen selbst würden allerdings 

 eine Genauigkeit von circa 0.00003 m/m. erlauben; die 

 Ablesungsfehler und die Theilungsfehler der Trommel 

 sind indessen erheblich grösser. 



Diese Methode ist jedoch auch der Anwendung auf 

 grössere Längen fähig. Es hindert nichts bei genügen- 

 der Sorgfalt die Schraube einer Längentheilmaschine auf 

 diese Weise auf eine beliebige Länge nach Lichtwellen 

 auszuwerthen. Hierdurch erscheint es möglich als Maass- 

 einheit direct die Lichtwelle, das einzige wirkliche und 

 für die gleiche Vibrationsintensität unveränderliche Natur- 

 maass zu benutzen. 



Freiburg i. B. Phys. Institut. 1882. Mai 25. 



