145 



mung der von Hrn. Voigt gefundenen Werthe ^) mit 

 den meinigen bewiesen. Für Sylvinkrystalle ergeben die 

 mitzutlieilenden Versuche dasselbe; für das chlorsaure 

 Natron sind die Versuche noch nicht abgeschlossen. 



Vor der detaillirteren Angabe der Resultate selbst 

 mag jedoch hier die Beschreihung des von Hrn. Breithaupt 

 und Sohn in Cassel gelieferten Präcisionsapparates und 

 eine Auseinandersetzung der Methoden, nach welchen die 

 Dimensionsbestimmungen der Stäbchen vorgenonnnen wur- 

 den, seine Stelle linden. 



Der Messapparat hatte im Wesentlichen seine frühere 

 Gestalt behalten. 



In der Mauer waren die zwei Lager A und B (Fi- 

 gur 1) für den Eisenstab C fest eingegypst. An den 

 Stab C, der durch Qi festgeschraubt war, wurde ver- 

 mittelst der eisernen Muffe Q2 die stählerne Schiene D, 

 auf der sich der ganze Messapparat befand, festgeklemmt. 

 D trug das feste Lager M und das bewegliche dachförmige 

 Lager L K. K konnte durch die Schraube an jeder 

 beliebigen Stelle festgestellt werden und L war durcli 

 die Mikrometerschraube G verschiebbar. Das Prisma J 

 war durch die sehr genau gearbeitete Stopfbüchse H in 

 vertikaler Richtung verstellbar und konnte zusammen 

 mit derselben in jeder Richtung durch die Schraul)en 

 N1N2N3 verschoben und geneigt werden. Die Schrauben 

 N4N5N6 dienten nach definitiver Einstellung zum Fest- 

 klemmen desselben. Die Schiene D trug dann noch das 

 auf ihr verschiebbare um Pi und P4 drehbare Beobach- 

 tungs-Mikroskop E. Da dasselbe jedoch beim Auflegen 

 der Stäbchen wie bei der Einstellung derselben hinderlich 

 war, so wurde meistens mit einem anderen Mikroskope 



Pogg. Ann. Ergbd. VII. p. 1. 



üoriclitü (loi- iiaturf. Ges. in Kroilmifi- i. W. IW. VIII. Heft 2. 



