147 



Wendung von Natriumlicht entstehen. Jedesmal wenn 

 an dem beobachteten Funkte ein Wechsel von hell durch 

 dunkel zu hell eing-etveten ist, also das Fadenkreuz wie- 

 der die gleiche Stellung zwischen den dunklen Streifen 

 einnimmt, ist der Abstand zwischen Prisma und Stäbchen 

 (bei senkrechter Incidenz) um eine Grösse gleich der 

 halben Wellenlänge -des Natrinndichtes vermehrt oder 

 vermindert. Die Beobachtung tand nun so statt, dass 

 die Arretirung vermittelst der Schraube langsam gelöst 

 und dabei die Zahl der das Fadenkreuz passirenden In- 

 terferenzfranzen gezählt wurde; dasselbe geschah bei der 

 Entlastung. Nachdem dies einige Male wiederholt und 

 constant dieselbe Zahl gefunden war, konnte man bei der 

 Fortsetzung der Beobachtungsreihe von der jedesmaligen 

 Zählung aller das Fadenkreuz passirenden Interferenz- 

 franzen absehen ; es gentigte, nur den Anfangs- und End- 

 punkt genau zu beobachten, um die Bruchtheile gehörig 

 zu schätzen. Hierbei bediente ich mich der Hebelvor- 

 richtung, wodurch die Belastung schneller, aber mit der- 

 selben Sicherheit ausgeführt werden konnte, wie bei der 

 Lösung der Arretirung durch die Schraube. 



Die Messung des Abstandes der Lagerkanten L und 



M (Figur 1) geschah mit Hülfe der Mikrometerschraube 

 G. Dem beweglichen Lager L, das sich unmittelbar an 

 die Schraubenspitze lehnte, sollten solche Dimensionen 

 gegeben sein, dass bei einer Stellung der Mikrometer- 

 schraube auf 10,000 der Abstand der Lager genau 10,000 

 Mm. betrüge. Es war demnach nothwendig zu prüfen, 

 wie genau es gelungen war, diese Bedingung zu erfüllen. 

 Es geschah dies mit einem sogenannten „gravity piece"'), 



*) Vergl. Ber. üb. die wissensch. Apparate auf d. Londoner 

 internationalen Ausstellung im Jahre 1S7(I. Hsg. v. A. W. flofmann. 

 Brauuschweig 1H7H, pag. 20S. 



9* 



