160 



Apparates lässt sich elirainiren durch Anbringung des 

 Mikroskopes am Apparat selbst, oder da es bequemer 

 war, das Mikroskop von einem besonderen in der Wand 

 befestigten Halter tragen zu lassen, dadurch dass inan 

 die Interferenzstreifen vertical stellt. Das aus der De- 

 formation der Schiene resultirende Wandern der Streifen 

 bestand entweder in einer blosen Drehung derselben, 

 oder es erfolgte im Sinne einer Senkung oder Hebung. 

 Die Unsicherheit, welche hierdurch in der Bestimmung 

 von S entsteht, wächst damit auf 0.2 (Halbwellen des 

 Natriumlichtes). 



Resultate. 



1) Steinsalz. 



In Bezug auf die Untersuchungen am Steinsalz ver- 

 weise ich auf die von mir (Wied. Ann. N. F. V. pag. 521) 

 publicirte Arbeit, in der ich die Brauchbarkeit der Methode 

 speciell durch die Untersuchungen am Steinsalz nachwiess. 



Hefunden wurde als Mittel: 



2) Sylvin. 



Untersucht wurden vom Sylvin drei Krystalle, aus 

 denen eine grosse Anzahl (36) von Stäbchen geschnitten 

 wurden, doch nur mit wenigen gelang es, die Beobach- 

 tungen ganz zu Ende zu führen, Aveil die meisten die 

 nöthigen Belastungen nicht ertrugen. Die Stäbchen wa- 

 ren von Hrn. Strübin, Optiker in Basel, in sehr voll- 

 kommener Weise hergestellt. 



Ich theile der Probe wegen zuerst ein vollständiges 

 Beobachtungsbeispiel mit. 



