189 



wenn f die Frequenz und c den für die betr. Frequenz 

 berechneten Correctionsfactor bezeichnet. Von diesen Os- 

 cillationen durchsetzt mm den Nerven ein bestimmter und 

 bestinnnbarer Theil; derselbe wächst, wie schon oben ge- 

 zeigt, propoi'tional dem Abstände des durch den Nerven 

 verbundenen Ek'ktrodenpaarcs im Hartgunniii-Troge. Hier- 

 nach ist jedesmal, wenn J) diesen Abstand bezeichnet, 

 die Amplitude der den Nerven durchsetzenden Oscillationen 

 proportional D f c. 



Die Yariirung der Frequenzen liess sich bei dem zu 

 Gebot stehenden Apparat am besten so bewirken, dass 

 dieselben von den geringsten zu den höchsten allmählich 

 anwachsen, dann das Grewicht des Uhrwerks fortgenonnnen 

 wurde luid die Umdrehungsgeschwindigkeiten ebenso all- 

 mählich abnahmen. Da der Elektromagnet auf die über ihm 

 rotirende Messingscheibe eine sehr bedeutende Dämpfung 

 ausübt, so hat man in der Oeifnung oder Schliessung des 

 Stromes ein sehr bequemes Mittel, um die Abnahme der Fre- 

 quenzen mehr oder weniger allmählich stattfinden zu lassen. 

 Der j\ruskel (Frosch-gastrocnemius) war in einem Myo- 

 graphion befestigt und übertrug seine Bewegungen mittels 

 des Schreibhebels in etwa 3fach vergrössertem Massstabe 

 auf die langsam vorbei rotirende Trommel des Bai tz er- 

 sehen K3'mographion. Es war nothwendig über der Zeich- 

 nung des Muskels jederzeit die Geschwindigkeit der Strom- 

 Oscillation zu registriren. Dies gelang in sehr befriedi- 

 gender Weise durch die Anlegung eines Stiftes gegen den 

 Umfang eines Zahin-ades, welches im Uhrwerk des Helm- 

 ho Itz'scheu Myographion vorhanden ist und mit dessen 

 Drehungsgeschwindigkeit also die Schnelligkeit der Strom- 

 Oscillation genau proportional ist. Jeder Zahn bewirkte 

 bei seinem Vorbeigehen an dem Stifte eine Strom- 

 schliessung. Diese mit Hilfe eines Signal Depretz leicht 

 aufzuzeichnenden Stromschliessungen registrirten die Fre- 



