212 



versucht habe, daaials aber nicht veröffentlicht liabe, weil 

 für die definitiven Messungen eines homogen magnetischen 

 Feldes, um die es sich handelte, eine einfachere Methode 

 gefunden wurde. 



Die zu beschreibende Methode stinnnt mit der von 

 Hrn. F. Kohlrausch gegebenen darin überein, dass 

 die Auswerthung der Windungsfläche durch die Ver- 

 gleichung mit der Fläche eines einfachen Kreisringes ge- 

 schieht, verdient aber vor dieser vielleicht in sofern den 

 Vorzug, als bei ihr n u r Winkel m e s s u n g e n mit Fern- 

 rohr und Spiegelablesung nöthig sind. 



Hängt man die Drahtspule bifilar so auf, dass in der 

 ]üihelage ihre Axe horizontal und senkrecht zum mng- 

 netischen Meridian ist, so bewirkt ein hindurch geleiteter 

 Strom eine Ablenkung und bezeichnet: 



J die Intensität des Stromes, 



F die gesuchte Windungsfläche, 



T die Horizontalintensität des Endmagnetismns, 



D die Directionskraft der bifilaren Suspension, 



(p den Ablenkungswinkel, so besteht die Gleichung: 



1) .TFT cos <l> = D sin 0). 



Wird ein einfaclier Drahtkreis ebenfalls biübir ;uif- 

 gohängt, so gilt bei analoger Bezeichnung: 



2) ifT cos (f :r— d sin c, 

 woraus folgt: 



F _ i D tang (D 

 f J ' d tang (f 



vorausgesetzt dass T in beiden Fällen dasselbe. Misst 

 man die Stromintensitäten mit demselben (iralvanometer 

 und ist auch liier wu'der beide Mab' T dasselbe, so vvii'd 



i tang « 



J tang ^'I 



