214 



(irähte und leitet deiiselbeu Strom durch beide hinter- 

 einander und zwar das eine Mal in Spule und Ring gleich- 

 g-erichtet, das andere Mal entgegengesetzt gerichtet. 

 Die Gleichungen werden dann: 



1) J (F + f) T cos 0=D sin (D 



2) J' (F — f) T cos (U'= D sin O 



und hieraus 



, F-f f_.j'tang n> _tang ./'tang <P 

 "") Y^^i^ J tang <Jy ~ täng T/~läng^' 



wenn wieder angenommen wird, dass die Stromintensität 

 beide Male mit demselben Galvanometer gemessen wird 

 und die beiden Ablesungen so schnell hinter einander 

 gemacht werden, dass T inzwischen sich nicht ändert. 

 Diese zweite Methode scheint mir besonders einfach 

 und empfehlenswerth. Man ist vollständig unabhängig 

 von der Suspension und hat im Ganzen nur vier Winkel 

 xu messen, eine Aufgabe, die bekanntlich mit sehr grosser 

 Genauigkeit gelöst werden kann. 



Beobachtungen. 



Um die zweite Methode durch den Versuch erproben 

 zu können, habe ich nach ihr die VVindungsfläche einer 

 Drahtspule bestiinmt, die nur eine Windungslage besass, 

 also auch durch directe Messung mit grösserer (jienauig- 

 keit ermittelt werden konnte. Ich liess aus Hartholz 

 zwei Cylinder drehen, beide von gleicher Höhe, den einen 

 aber von nahezu doppeltem Radius als den anderen. Der 

 erstere wurde ferner so zu einem Hohlcylinder ausgebohrt, 

 dass der zweite bequem in jenen hineingeschoben werden 

 konnte. Wurden dann auf die Grundflächen gut ebene 

 Bretter geschraubt, so waren damit beide Cylinder zu 

 einem unveränderlichen System vereinigt und man war 



