255 



kommen constante Ablenkungen erhalten habe, möchte 

 ich Nähnadeln mit verkupferter und amalgamirter Spitze 

 in Quecksilljer empfehlen. Bei bängerem (irebraiiche em- 

 pfiehlt sich die Anwendung- der bekannten Spülcontacte 

 (darübertiiessender Alcohol event. Wasser) oder ein dar- 

 über streichender Strom von Wasserstoff oder Stickstofl'. 

 Kohlensäure schmntzt bei stärkeren Strömen, vielleicht 

 in Folge von Zersetzung. Um jede Aenderung des Queck- 

 silberniveaus zu vermeiden, habe ich das Quecksilber- 

 gefäss mit einem sehr weiten Gefäss voll Oel connuuni- 

 ciren lassen. 



Die vorstehend beschriebene Anordnung eines Dis- 

 junctors hat nur eine Unbequemlichkeit, der Apparat 

 ist ausserordentlich empfindlich gegen Erschütterungen. 

 Trotzdem ich die Stinnngabeln an eine Steinplatte ange- 

 schraubt hatte, die in eine circa ein Meter dicke Wand 

 eingegypst war, machte sich doch jede Erschütterung 

 durch kleine Stromschwankungen bemerkbar und wenn 

 es sich um äusserste Genauigkeit handelte, konnte ich 

 nur zur Nachtzeit damit beobachten. 



II. 



Einen allen Anforderungen für quantitative Messungen 

 genügenden Disjunctor, der mit vollkommener Sicherheit 

 arbeitet und ausserdem sehr bequem zu handhaben ist, 

 habe ich unter Benutzung des phonischen Rades von 

 Paul laCour^) erhalten. Ich kann das phonische Rad 

 für alle die Fälle, in denen es sich bei geringer Arbeits- 

 leistung um eine sehr gleiohmässige Bewegung handelt, 

 wegen seiner einfachen und sicheren Handhabung sehr 

 empfehlen. Für die Cunstruction möchte ich als beson- 



•) Beibl. 1878 pg. 584 u. Paul la Cour, das phonische Rad, 

 dtsch, V. J. Kareis, Leipzig 1880. 



