257 



und den Halbmessern von ?>'•", 4''", 10"'" und IP"', die 

 beiden ersteren sind ganz mit Quecksilber gefüllt, die 

 beiden letzteren sind je nach Bedarf in mehr oder weniger 

 gleiche Segmente getheilt, die ungeraden Nummern der- 

 selben mit Paraffin ausgegossen, die geraden mit Queck- 

 silber so angtfüllt, dass die Kuppen über die Ränder 

 emporragen. Die Verbindung der einzelnen Theile in den 

 Stromkreisen bedarf keiner weiteren Beschreibung. Da- 

 durch dass die Rinnen so schmal genommen werden er- 

 reicht man, dass die durchschlagenden Schneiden nur 

 äusserst wenig Quecksilber verspritzen. Ich hatte an- 

 fangs alle Quecksilberabtheilungen eines Ringes mit einem 

 grossen Reservoir communiciren lassen, um gleiches 

 Niveau zu sichern, doch hat sich diese Vorsichtsmassregel 

 als unnöthig erwiesen. Ich habe den Disjunctor volle 

 4 Stunden arbeiten lassen bei einer Stromstärke von 

 circa 0,2 Ampere, ohne die geringste Störung zu beob- 

 achten. Dass man nicht mehr als 2 — 3 Umdrehungen 

 per See. nehmen wird, leuchtet von selbst ein, will man 

 die Zahl der Unterbrechungen vergrössern, so vergrössert 

 man praktischer die Anzahl der Quecksilberkuppen. 



Physik. Inst. Freiburg i. B. 



BeiicLte der natuif. Gos. in Freibursf i. B. Bd. VUI. Heft 2. 



