261 



schwachen Strömen zu arbeiten , dass eine Erwärmung 

 der Widerstände durch den Strom von vorn herein aus- 

 geschlossen ist. In Folge eben derselben Einrichtung 

 beobachtet man am Galvanometer nur die constant ge- 

 wordenen Ablenkungen und es fällt die Bestimmung der 

 Galvanometerfunction vollständig weg. Endlich darf als 

 Vorzug der Methode angeführt werden, dass dieselbe 

 unabhängig ist vom Erdmagnetismus. Derselbe fällt 

 seinem absoluten Werthe nach aus dem Endresultate 

 heraus, und die Variationen desselben bedürfen keiner 

 besonderen Berücksichtigung, da die einzelnen Beobach- 

 tungen in wechselnder Keihenfolge und so schnell hinter 

 einander angestellt werden können, dass der ganze mit 

 dem Erdmagnetismus arbeitende Theil der Beobachtungen 

 in höchstens 5 — 10 Minuten beendigt ist. 



Nachdem ich den vorstehenden Plan zu einer ab- 

 soluten Widerstandsmessung schon vollständig ausge- 

 arbeitet hatte und auch schon die ersten Versuche über 

 die Construction eines die Durchführung der Methode 

 ermöglichenden Disjunctors begonnen hatte, an deren 

 Ausführung ich leider lange Zeit vollständig verhindert 

 war, sind die Protocolle über die Sitzungen der inter- 

 nationalen Conferenz zur Bestimmung der electrischen 

 Einheiten in Paris erschienen und sind in diesen die 

 Einzelheiten auch der vorliegenden Methode fast sämmt- 

 lich aufgeführt und besprochen. Insbesondere findet sich 

 in den' Annexen zu jenen Protocollen ein Auszug einer 

 Arbeit des Herrn Roiti^), in welcher eine Methode 

 empfohlen wird, die der oben angegebenen in allen 

 wesentlichen Puncten gleich ist. Herr Roiti schlägt 



') Die Arbeit selbst ist schon 30. April 1882 Atti di Torino 

 erschienen. Vergl. Beibl. 1882 pag. 815. Herr G. Wiedemann 

 hatte die Freundlichkeit, mir später zu einer Einsicht in einen 

 Sep. -Abdruck zu verhelfen. 



