262 



die Benützung eines neutralen, in sich zurücklaufenden 

 Solenoids vor. Ich glaube, dass die Herstellung eines 

 solchen von genügender (Tleichtorinigkeit auf grosse 

 Schwierigkeiten stossen wird, wie solches auch schon in 

 jenen Sitzungsprotocollen sich ausgesprochen findet. 



In einem Puncte habe ich gegenüber Herrn Roiti 

 wohl die Methode wesentlich gefördert, indem ich nämlich 

 einen Disjunctor ^) angegeben habe, der mit der bei den 

 Messungen erforderlichen Sicherheit und (ienauigkeit ar- 

 beitet und ohne den die ganze ]\Iethode unausführbar 

 sein würde. 



IL 



Die beschriebene Methode lässt sich bis zu einem 

 gewissen (Jradeauch ohne den immerhin nicht unbedeuten- 

 den Aufwand an Mitteln, den eine absolute Widerstands- 

 messung erfordert, auf ihre Brauchbarkeit prüfen, im 

 Speciellen sich darthun, dass der Disjunctor, auf dessen 

 Anwendung die ganze Methode beruht, den gestellten 

 Anforderungen in jeder Beziehung genügt. 



Löst man die Gl. III. für ,, auf, so wird 



Jx 



^.^ V 1 Wi tga\ , 



IV -^ ;= — . — . Y^ — = Gonst. 

 li n W2 tg tt2 



Variirt man die (i rossen rechter Hand, unter welchen 

 die Stromintensität mit inbegriffen ist, zwischen möglichst 

 weiten kränzen und erhält gut übereinstimmende Werthe 

 für 17-^; so spricht dies für die Brauchbarkeit, da ja 

 hierbei ganz dieselben Operationen und Beobachtungen 

 auszuführen sind, wie bei der absoluten Widerstands- 

 messung selbst, mit alleiniger Ausnahme der Bestimmung 

 des Querschnitts des unendlich langen Solenoids, eine 



») 1. c. 



