315 



sigen physikalischen Institute jene Werthe verificiren 

 konnte. Während des Januars dieses Jahres habe icli 

 diese Versuche ausgeführt. 



Zur Messung der Biegung des auf zwei Lagern 

 ruhenden, in der Mitte /wischen ihnen belasteten Stabes 

 wandte irh einen Fühihebel mit Spiegelablesung an, 

 dessen Stellung in bekannter Weise mit Ferniohr und 

 Skala beobachtet wurde. Ein solcher Fühlhebel eignet 

 sich speciell für diese Untersuchungen aus zwei Giünden: 

 erstens gestattet er, die Beobachtungen aus der Fern(; 

 zu machen, so dass der Eisstab während der Messung 

 der Einwirkung der Körperwärme des Beobachteis mög- 

 lichst entzogen ist; ausserdem ist es wegen der grossen 

 Deformationsfähigkeit des Eises uoth wendig, möglichst 

 gelinge Belastungen anzuwenden; der Fühihebel gestattet 

 nun, auch diese nur kleinen ]3eträge der elastischen 

 Biegung nocii mit der erforderlichen Genauigkeit zu 

 messen, da man ihn duich Aendernng seiner eigenen 

 Dimensionen und des Abstandes von Spiegel und Skala 

 beliebig empfindlich machen kann. Der Anwendung 

 eines Fühlhebels für absolute Messungen steht bekannt- 

 lich die Schwierigkeit der Bestimmung der Dimensionen 

 desselben im Wege, üiebt man dem Fülilhebel die 

 im folgenden beschriebene Einrichtung, so lässt sich 

 jedoch die Länge desselben mit grosser Genauigkeit 

 ausmessen. An ein dreieckig geschnittenes Stück Eisen- 

 blech von hinreichender Stärke A. (Figur 1) waren drei 

 möglichst kurze Nadelspitzen a a ß angelöthet. Dieser 

 Fühlhebel stand mit den beiden Spitzen « a in einer 

 Linie, die mit einer Feilenspitze auf einer Glasplatte 

 gezogen war, während die Spitze ß auf dem zu messen- 

 den Gegenstand ruhte. Bei einer Aenderung der Lage 

 der Spitze ß findet alsdann eine Drehung um « « statt, 

 die in bekannter Weise durch einen Spiegel B, der über 



