2 HiMstßöti [34 



durch welche, wohl isolirt, die mit Metallschläuchen überzogenen 

 Drähte zum Induktorium führen. Dieses, sowie die Akkumulatoren 

 und den schnell rotirenden Quecksilberunterbrecher hatte ich an- 

 fänglich, nach dem Vorgange von Böse, auch ganz in einen Metall- 

 kasten eingeschlossen. Es zeigte sich später, dass dies nicht nöthig 

 war. Es genügt bei meiner Versuchsanordnung, das Induktorium 

 2 — 3 m hinter dem Sender aufzustellen, um jeden bemerkbaren Ein- 

 fluss auf den Empfänger auszuschhessen. Der letztere besteht aus 

 einem Kohärer, welcher mit zwei kleinen Akkumulatoren und einem 

 empfindlichen und leicht regulirbaren Relais zu einem Stromkreise 

 verbunden ist. Wird der Kohärer von elektrischen Strahlen ge- 

 troffen und dadurch besser leitend, so wird der Hebel des Relais 

 in Bewegung gesetzt und hierdurch ein zweiter Stromkreis unter- 

 brochen, in welchem 3 — 4 Akkumulatoren auf einen elektromagneti- 

 schen Klopfer und einen regulirbaren Widerstand geschlossen sind. 

 Der Klopfer schnellt zurück, schlägt gegen die Unterlage des Ko- 

 härers und macht diesen wieder nicht- resp. schlechtleitend ^ Das 

 Ganze ist auf einem Brette von 60 >< 30 cm montirt und wird bei 

 den Versuchen in einen gut schliessenden Blechkasten eingesetzt, 

 welcher an der Stirnseite, da wo der Kohärer im Innern sich be- 

 findet, ein gleiches Rohr trägt wie der Kasten des Gebers (30 cm 

 lang, 8,5 cm Durchmesser, Blenden 3,5 cm). 



Durch diese Verwendung eines empfindlichen Relais ist die 

 Benutzung eines Galvanometers vermieden; man erkennt die Wirkung 

 der elektrischen Strahlen an dem Rasseln des Klopfers, was für 

 Demonstrationsversuche entschieden sehr bequem ist. Die erstmalige 

 Einregulirung des Relais, bei der die Federspannung, die Zahl der 

 Elemente resp. die Grösse des Ballastwiderstandes abgeglichen 

 werden müssen, erfordert einige Sorgfalt. Ist dieselbe aber geglückt, 

 so funktionirt der Apparat tadellos, solange der Kohärer gut ist. 

 Durch sehr langen Gebrauch mit Strömen, wie sie zur Betreibung 

 eines Relais erforderlich sind, werden nach meinen Erfahrungen 

 alle Kohärer allmählich schlechter. Ersetzt man einen unbiauchbar 

 gewordenen durch einen neuen, so muss für diesen zunächst wieder 



' Geber und Empfänger sind von F. Eunecke in Berlin bezogen und ist 

 das Stromschema genauer beschrieben in E. Ernecke, Telegraphie ohne Draht, 

 Berlin 1897. Die dort erwähnten Trockenelemente haben sich auf die Dauer 

 nicht bewährt, und sind deshalb durch Akkumulatoren ersetzt, und um bequem 

 die Stromstärke reguliren zu können, ist der oben erwähnte Widerstand zu- 

 gefügt. 



