4 Berg: [88 



AVir lassen das zu messende Gas durch II3 in das Kugel- 

 rolir treten und bewirken durch Heben und Senken von P^, 

 dass das Quecksilber genau an einer der Marken m einsteht. Da- 

 mit kennen wir das Volumen des Gases. Der. Druck ergiebt sich 

 aus dem Stand des Quecksilbers im Manometer il/, nachdem durch 

 einen Versuch festgestellt ist, wo der Quecksilberspiegel im Mano- 

 meterrohr M einsteht, wenn sich im Kugelrohr kein Gas befindet 

 und das Quecksilber auf der betreffenden Marke m zur Einstellung 

 gebracht ist. 



Um die Temperatur messen zu können, ist das Kugelrohr 

 samt dem Manometer in einem cylindrischen Glasgefäss angebracht, 

 das mit Wasser gefüllt wird. Das Gefäss hat bei h eine Bohrung, 

 in welche das nach unten gehende Glasrohr durch einen Gummi- 

 stopfen wasserdicht eingepasst ist. 



Das Glasgefäss steht fest auf einem soliden, mit Stellschrauben 

 versehenen Holzschemel. An dessen Füssen sind durch Klammern, 

 die in der Figur nicht gezeichnet sind, die Teile II und I be- 

 festigt. Die Schliffe S^ und So sind natürlich gut durch Federn 

 gesichert. Die Kugel K2 ^m Manometer M hat den Zweck, die 

 Fehler zu verkleinern, die durch etwaige kleine an den Glaswänden 

 in M hängen gebliebene Luftbläschen entstehen könnten. Die 

 Kugel Kg und der Doppelabschluss durch die Hähne H^ und H2 

 dienen zur Verhütung des gleichen Fehlers: wenn K3 nahezu luft- 

 leer ist, können minimale Luftmengen aus K2 ^^och mit grosser 

 Sicherheit nach Kg befördert werden. (Heben und Senken von 

 P2 bei entsprechender Stellung des Hahnes i/^.) Da bei der Be- 

 stimmung der Wassergase im Kugelrohr meist die Spannung des 

 gesättigten Wasserdampfes herrscht (s. u.), so wird über den Queck- 

 silberspiegel im Manometerrohr eine kleine Quantität luftfreien 

 Wassers gebracht. 



Wir nehmen nun an, der Teil III sei durch die zu Anfang 

 geschilderte Operation luftleer gemacht und F2 soweit gesenkt, dass 

 der Quecksilberspiegel in II unterhalb des Dreiweghahnes H^ steht. 

 Wir füllen nun in den abgenommenen Teil I, nachdem dessen 

 Hahn H-, geschlossen ist, von der offenen Seite her (Schliffstück 

 S2) eine kleine Quantität Wasser. Das Wasser wird ins Kochen 

 gebracht, und dies, während durch den Rückflusskühler 7^ Kühl- 

 wasser fliesst, so lange fortgesetzt, bis mutmasslich alle Luft aus 

 der Kugel A verdrängt ist. Während des Siedens wird die 

 Kapillare c bis oben durch Saugen mit dem ausgekochten Wasser 



