89] ITeber einen Apparat zur Gasanalyse. 5 



gefüllt, H,^ geschlossen und nunmehr Teil I durch den Schliff S2 

 mit II verbunden, endlich der Dreiweghahn H} so umgestellt, dass 

 I mit III in Verbindung tritt. Durch das dabei auftretende heftige 

 Aufkochen wird fast alle noch bei S2 befindliche Luft in das Vakuum 

 von III befördert. Die jetzt noch in I befindliche Luft wird durch 

 Pampen unter Benutzung der Hähne H^ und i/^ allmählich entfernt. 

 Die Vorsicht, den Luftfang E anzubringen, ist unbedingt erforderlich, 

 wenn nicht durch den Schlauch Luft in den Apparat eintreten soll. 



Befindet sich jetzt in der Kugel A nur wenig Wasser, so ist 

 der Apparat zum Arbeiten bereit. Man beginnt damit, dass man 

 Teil I durch entsprechende Drehung von H4 gegen II und III ab- 

 sperrt. Um das zu untersuchende Wasser in den etwa 200 ccm 

 haltenden Kolben A einfüllen zu können, ist in dessen Hals die 

 Kapillare c eingeschmolzen, die bis an den Boden des Kolbens 

 reicht und dort ausgezogen und umgebogen ist. Das kapillare 

 Stück über dem Hahn wird nun von aussen mit Wasser gefüllt 

 und durch einen engen Schlauch mit einer Pipette kurz verbunden, 

 die das zu untersuchende Wasser enthält. Durch Oeftnen des Hahnes 

 H-, lässt man das Wasser in abgemessener Quantität in den Kolben A 

 eintreten (das Äliteindringen von Luftblasen wird sorgfältig ver- 

 mieden). Beim Eintreten ins Vakuum giebt das Wasser schon seine 

 meisten Gase ab. Nun wird, während der Rückflusskühler in 

 Thätigkeit ist, das Wasser im Kolben A gekocht. Dabei ist der 

 Hahn i/5 durch ein (mittelst Schliff Hg aufgesetztes) Kühlgefäss 

 vor zu starker Erwärmung geschützt. Nach etwa zwanzig Minuten 

 lang fortgesetztem Kochen verbindet man kurze Zeit I und III 

 durch den Dreiweghahn; nachdem in der Kugel Pj das Vakuum^ 

 hergestellt ist, verbindet man I mit II und überzeugt sich, dass 

 keine merklichen Mengen Luft mehr aus dem Wasser frei werden. 

 Was noch frei wird, wird durch Pampen nach III geschafft. 



Bei sorgfältigem Arbeiten lässt sich erreichen, dass nur eine 

 ganz geringe Menge Wasser mit der Luft aus dem Kochkolben 

 hinüberkommt, bez. dass ein grösserer Ueberschuss durch den Drei- 

 weghahn in den Kochkolben zurückgedrängt wird. Der Dreiweg- 

 hahn hat, um den Rückfluss des Wassers zu erleichtern, eine 5 mm 

 weite Bohrung und dementsprechend einen Darchmesser von 5 bis 

 6 cm. Nachdem die in III aufgefangenen Gase gemessen und ana- 



' Die Halmbohrimg von H^ ist natürlich vorher mit Quecksilber zu füllen. 

 Bei richtigem Operieren gelangt davon nichts in den Auskochkolben A. 

 Berichte XI. Heft 2. 7 



