91] Üeber einen Apparat zur Gasanalyse. 7 



pipette mit Glasröhrchen beschickt, bei der Saiierstoffpipette mit 

 Röllchen aus feinem Kupferdrahtnetz. Raum 1 und 2 fassen je etwa 

 5 ccm Flüssigkeit. Die Füllung ist bei der einen Pipette Kalilauge, 

 bei der anderen ammoniakalische Kupferlösung \ Nach Messung der 

 gesamten Luftmenge treibt man die Luft in die Kalilaugepipette, 

 lässt die Kohlensäure absorbieren und misst im Apparat die restierende 

 Luft. Sodann verfährt man analog zur Sauerstoffbestimmung. Die 

 Absorption erfolgt in beiden Pipetten in einigen Minuten. 



Es bleiben noch einige Fehlerquellen bei der Analyse zu be- 

 sprechen. Da beim Auskochen ein wenig Wasser mit in das Kugel- 

 rohr kommt, so ist bei Einstellung des Quecksilbers auf eine Marke 

 das Volumen des abgesperrten Gases nicht genau das durch die 

 betreffende Marke bezeichnete, sondern es ist um das Volumen des 

 über dem Quecksilber stehenden Wassers kleiner. Um dies Volumen 

 zu bestimmen, kann man zwei Einstellungen machen: man stellt 

 erst den Quecksilbermeniskus auf die betreffende Marke ein, dann 

 den Wassermeniskus und liest beide Male den Stand im Manometer 

 ab. Kennt man den Querschnitt der Röhre bei der betreffenden 

 Marke, so lässt sich dann die Höhe und das Volumen der Wasser- 

 schicht über dem Quecksilber leicht berechnen, wozu man eine 

 Hilfstabelle anlegen kann. Noch einfacher kann man in der Nähe 

 der Marken eine Centimeterteilung anbringen lassen und die Höhe 

 der Wasserschicht direkt ablesen. Meist liefert auch eine Schätzung 

 nur Fehler, die unter 7^7° bleiben^. Die Wasserschicht stört 

 übrigens nur bei Bestimmung der Gesamtmenge der Gase. Nach 

 der Kohlensäureabsorption lässt man das Wasser in der Absorptions- 

 pipette. — Hat man dem auszukochenden Wasser Säure zugesetzt, 

 um auch die gebundene Kohlensäure zu bestimmen, so können 

 kleine Unterschiede der Wasserdampftension zwischen Kugelrohr 

 und Manometer auftreten. Das gleiche gilt, wenn der an den Wänden 

 des Kugelrohres hängende Wasserrest nach der Kohlensäure- 

 absorption Alkali, nach der Sauerstoffabsorption Ammoniak enthält. 

 Davon herrührende Fehler lassen sich dadurch vermeiden, dass man 

 zu Anfang und jedesmal, nachdem das gerade gemessene Gas in 

 die betreffende Absorptionspipette übergetrieben ist, die Nulllage 

 des Manometers feststellt (d. h. die Dampftension in Rechnung 



' s. Hempel, Cirasanalystisclie Methoden. 



" Die Wasserscbicht ist natürlich auch bei der Druckbestimmung zu be- 

 rücksichtigen. 



"7* 



